JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
333 
ment doux,verticalement et latéralement, sur l’extrémité inférieure de la tige 
du microscope, prolongée sous forme d’un cylindre au-dessous de la platine. 
Il peut donc prendre, comme on le voit, toutes les positions possibles et 
donner un éclairage aussi oblique que l’on veut. Et si l’on songe que la 
platine est très-mince, que son ouverture centrale est très-grande, on com¬ 
prendra qu’on peut arriver facilement à éclairer les objets par une lumière 
presque rasante, ce qui n’est guère possible avec nos platines et nos miroirs, 
sans soulever le pied du microscope avec une cale du côté de la lumière. 
Comme toutes les pièces de l’instrument, ce miroir est très-grand, et il y 
a dans cette disposition un certain avantage, du moins en ce qui concerne le 
miroir plan. Nons pensons que le miroir concave présente à peu près la même 
ouverture que dans les modèles continentaux; sa largeur est plus grande 
parce qu’il fait partie d’une sphère à plus grand rayon, mais sa section ne 
nous paraît pas comprendre, sur le grand cercle de cette sphère, un plus grand 
nombre de degrés que la section de nos petits miroirs sur leur petite sphère. 
Quant au miroir plan, dont le diamètre peut être deux fois plus grand 
que dans nos instruments, il présente dans ce cas une surface quatre fois 
plus considérable, peut recevoir, par conséquent, une quantité de lumière 
quatre fois plus grande, et, théoriquement, concentrer quatre fois plus de 
rayons lumineux sur l’objet. (I) 
(1) C’est à dessein que nous employons ce mot « concentrer les rayons lumineux » en par¬ 
lant du miroir plan que l’on considère ordinairement comme fournissant toujours un éclairage 
tig. 73. — Concentration des rayons lumineux par un miroir plan. 
à rayons parallèles. Cet éclairage par des rayons parallèles ne se produit, au contraire, que 
dans des cas particuliers dont ce n’est pas ici le lieu de discuter les conditions. 
