JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
277 
tout ce que j'ai dit relativement à la destruction du Ver blanc par 
VIsaria , mais je réserve absolument mon opinion sur l'emploi pos¬ 
sible de ce cryptogame contre d’autres insectes nuisibles, et surtout 
contre ceux qui vivent à l’air libre ou dans des endroits secs. » 
Prof. A. Giard. 
(3 août 1891 .) 
MESURE DE L’OUVERTURE 
ET DE 
LA DISTANCE FRONTALE DES OBJECTIFS 
L'ouverture angulaire d’un objectif est proprement la valeur angu- 
la ired e ladifférence entre la direction des rayons extrêmes du plus 
large pinceau lumineux qui peut être utilisé par l’objectif pour la 
production d’une image bien définie. Des lentilles imparfaitement 
corrigées peuvent transmettre des rayons plus obliques que ceux 
qui peuvent concourir à un foyer commun avec les rayons centraux 
moins obliques, mais comme ils ne contribuent pas à la formation 
d’une image bien définie, qu’ils ne servent au contraire qu’à rendre 
l'image confuse et déformée, on ne peut dire qu’ils sont compris dans 
l’ouverture utile de la lentille. 
Il est à peine besoin de dire que pour mesurer l’ouverture d’un 
objectif de microscope, il faut opérer en plaçant celui-ci dans les con¬ 
ditions même où il doit être emplové, et non comme un miroir ou un 
télescope, bien que ce soit la méthode télescopique qu’on décrive e.t 
recommande le plus souvent dans les livres sur le microseope. 
La méthode que j’ai proposée au Congrès de la Société américaine 
des microscopistes à Buffalo, et que je vais décrire ici est celle qu’em¬ 
ployait le regretté Robert B. Toiles qui en était, à ce que je pense, 
l’inventeur. Elle consiste essentiellement en ce qui suit : 
L’objetifà mesurer est fixé au microscope qu’on munit d’un ocu¬ 
laire exactement comme pour le travail ordinaire et mis au point sur 
un objet convenable au centre du champ, le collier de la correction 
étant mis en œuvre au besoin pour obtenir la meilleure image que 
l’objectif puisse donner. L’objet doit être transparent et un de ceux 
qui constituent un bon test pour la qualité des objectifs. 
Quand ces dispositions ont été prises, on incline le corps du mi- 
