278 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
croscope dans la position horizontale, le miroir écarté sur le côté, et 
l’on éclaire l’objet par-dessous avec uue mince source de lumière, la 
flamme d’une petite bougie, par exemple. On déplace la source de lu¬ 
mière successivement sur la droite et sur la g*auche jusqu’à ce que le 
centre du champ devienne sombre ou que l’imag-e disparaisse. La va¬ 
leur angmlaire de la distance où l’on peut mouvoir la source de lu¬ 
mière avant que ce phénomène se produise est l’ouverture ang-ulaire 
efficace de l’objectif ; c’est l’ouverture utile pour la définition. Dans 
certains objectifs, l'imag-e disparaît bien avant que le centré du champ 
ne devienne sombre, de sorte que l’ouverture pour la simple 
transmission de la lumière est beaucoup plus grande que l’ouverture 
utile pour la définition. Ces objectifs sont imparfaitement corrig-es 
pour les rayons marginaux aberrants au moyen d’écrans ou dia¬ 
phragmes qui réduisent ainsi l’ouverture angmlaire (pour la trans¬ 
mission). 
Ce procédé de mesure que je viens dé décrire, s’il est employé 
sans disposition particulière sous la platine, ne peut servir à mesu¬ 
rer que les ouvertures au-dessous de 1.00, ouverture numérique ; 
c’est-à-dire des ouvertures angulaires de 180° dans’ l’air, de 97° 37' 
dans l’eau ou de 82° 17’ dans le verre ou le liquide de l’immersion 
liomog’ène ; elle doit toujours donner des résultats en angles équi¬ 
valents dans l’air. Mais si l’on à mesurer l’ouverture d’un objectif 
dépassant ou même approchant de très près de 1.00, O. N.,il devient 
nééessaire d’employer, sous le sl-ide, quelqiUinstrument, comme la 
petite lentille hémisphérique que Toiles appelait sa « traverse-lens, » 
Celle-ci, fixée à la face inférieure du slidc par contact à immersion, 
permet aux rayons de passer dans le slide sans réfraction et par 
conséquent donne l’ouverture en fonction de l'angle dans le verre ou 
dans le liquide de l’immersion. 
Quand on emploie, ce procédé avec un objectif à secou à immer¬ 
sion dans l'eau, il devient donc nécessaire de traduire l’ouverture 
indiquée par le mouvement de la lumière, ouverture qui est expri¬ 
mée en angle dans l'immersion homog;ène, en angle correspondant 
dans l’air ou dans l eau, suivant le cas. C’est une opération facile à 
faire par un simple calcul fondé sur la loi des sinus et la règle de 
trois, plus aisément encore en ayant recours à la table des ouvertu¬ 
res publiée par la société R. Microscopique de Londres, sur une par¬ 
tie de la couverture de chacun des numéros de son journal, et repro¬ 
duite en Amérique dans diverses publications, notamment le catalo¬ 
gue de la Compagmie optique Bausch et Lomb, de Rochester, et le 8 
