20 
journa: 
OROGRAPHIE 
LE MICROSCOPE DU D r H. VAN HEURCK 
POUR ÉTUDE ET PHOTOGRAPHIE DES DIATOMEES 
ET POUR TOUTES RECHERCHES DÉLICATES (1) 
Dans cet instrument que MM. Watson and Sons ont eu l’obli¬ 
geance de construire d’après nos indications, nous avons essayé de 
combiner la commodité pour le travail journalier, en même temps que 
toute la précision possible et un prix relativement peu élevé. 
MM. Watson ont admirablement saisi toutes les indications que 
nous leur avons données et l’instrument qui est sorti de leurs ateliers 
peut être, à juste titre, considéré, comme on le verra plus loin, comme 
un instrument parfait et réalisant, dans divers points, un degré de 
perfection qui n’avait point encore été atteint jusqu’ici. 
Le pied de l'appareil est en fer à cheval bronzé; il est inférieure¬ 
ment creusé sur ses trois points extrêmes et les cavités ont été remplies 
par de petits blocs de liège légèrement saillants. Ce liège a pour effet 
d’amortir les vibrations qui pourraient être communiquées à la table 
qui le supporte, de même que d’éviter le glissement de l’instrument 
et les égratignures que les angles du pied pourraient produire sur une 
table polie. 
Une colonne de cuivre, bien robuste et articulée à sa partie supé¬ 
rieure pour permettre l’inclinaison de l’instrument, supporte tout le 
Microscope. Une vis de pression permet de fixer l’instrument dans 
toutes les inclinaisons, mais l’instrument est si bien balancé que cette 
vis est quasi superllue. 
Afin de réduire les vibrations au minimum, toutes les pièces de 
l’instrument ont été faites comme si elles appartenaient à un corps 
solide. Le support, qui porte la platine, est fait d’une seule pièce 
coulée, et se prolonge jusque dans l’articulation du sommet de la 
colonne; de même, le support du tube s’emboîte dans le support de la 
platine et y est fixé par six vis, ce qui lui donne la même rigidité que 
si le tout ensemble était coulé d’un seul bloc. Les deux pièoes emboî¬ 
tées sont en outre traversées par l’écrou de serrage pour l’inclinaison. 
La platine peut tourner sur son axe ; au lieu des petites plaques, à 
simple frottement doux, par lesquelles on assure inférieurement le 
maintien de la plaque rotatoire, il y a ici trois plaques à double 
ressort. De là résulte une rotation très douce en même temps que le 
(1) Extrait de Le Microscope, sa construction, son maniement, etc., pari# 
D r H. Van Heurck, 4 e édition, 1 vol. in-4°, 1891. 
