22 
JOURDAL DE MICROGRAPHIE 
maintien parfait dans toutes les positions et cela sans avoir besoin de 
passer par un engrenage qui généralement donne de petits chocs après 
un certain temps d’emploi. 
Deux plaques superposées d’après le système des anciens stands 
Ross, commandées par des boutons latéraux, transmettent les mouve¬ 
ments horizontal et vertical à la préparation. Celle-ci se dépose sur 
une barrette mobile mlinie d’un butoir fixe et peut être immobilisée par 
un petit bouton. 
On peut, pour le travail ordinaire, remplacer la barrette par une 
plaque fixe munie de deux valets. 
Les mouvements horizontal et vertical ont une étendue de 25 milli¬ 
mètres ; des échelles divisées permettent, à l’aide de verniers, de lire 
les dixièmes de millimètre des mouvements. 
A la demande de l’acheteur, la platine peut être établie avec mou¬ 
vement de centrage. Tel est l’exemplaire que nous possédons. 
Le support du corps renferme le mouvement lent et porte anté¬ 
rieurement le tube qui, aussi bien que pour le mouvement prompt et 
le mouvement lent, se meut entre des guides qui, au besoin, peuvent 
être relâchées ou resserrées. 
A la partie supérieure du porte-tube se trouve un bouton qui, 
s'ajustant dans un petit support à vis calantes, permet d’immobiliser 
tout l’instrument dans la fonction horizontale lorsqu’il s’agit de photo¬ 
graphier dans cette position. 
Le mouvement lent est d’une délicatesse exquise et d’une précision 
qui dépasse celle de tous les microscopes de notre collection. Chacun 
des tours du bouton du mouvement lent correspond à 1[13 de milli¬ 
mètre ; comme l’ajustement est parfait on peut, dans certains cas, 
apprécier jusqu’à un centième de tour, soit 1{1300 de milimètre. Par 
suite du mécanisme le mouvement lent agit en sens inverse de“ celui 
des microscopes continentaux et nous avens, en conséquence, fait 
marquer sur la tête du bouton, deux flèches en directions opposées, 
portant à leur tète les lettres M. et D., indiquant le sens dans lequel 
il faut tourner pour faire monter et descendre le tube. 
Le tube est à tirage et très large : il a 42 millimètres de diamètre 
afin de pouvoir être utilisé dans toutes les recherches de photomi¬ 
crographie. Il est aussi à tirage et à allongement facultatif. Entièrement 
fermé il a une longueur de 142 millimètres; donc, moins qu’il ne faut 
pour les objectifs continentaux. Entièrement tiré, il a 24 centimètres 
de longueur. Puis, pour l’avoir plus long, on fait agir le bouton exté¬ 
rieur qui met en jeh une crémalière que porte un troisième tube, en 
réalité le deuxième à partir du tube extérieur. Ce tube permet déporter 
la longueur totale à 32 centim. On a donc à sa disposition toutes les 
longueurs voulues pour la correction des apochromatiques construits 
tant pour longueur continentale que pour longueur anglaise. Le tube 
