JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
23 
intérieur, le plus étroit est noirci en dedans jusqu’à la moitié de la 
longueur de l’oculaire, afin d’éviter absolument tout reflet intérieur, 
cause si souvent d’ennuis dans la photo-micrographie. Peut-être 
vaudrait-il encore mieux le tapisser entièrement de velours noir. 
Inférieurement le tube de tirage porte le pas de vis anglais, afin de 
pouvoir être employé avec fapertomètre d’Abbe, etc. 
Le miroir est porté par une tige pouvant se mouvoir latéralement ; 
il peut aussi, dans une certaine mesure, monter et descendre. 
Venons-en maintenant au substage, que nous avons à dessein 
réservé pour la fin, car nous avons à signaler ici des perfectionnements 
qui n’existent encore dans aucun autre microscope. 
Le condenseur peut être centré, cela va sans dire ; il peut monter 
ou descendre à l’aide d’une crémaillère, mais il possède, en outre, un 
mouvement lent d’une grande délicatesse. Jusqu’ici, dans les rares 
microscopes où le parfait ajustement du condenseur (ajustement si 
nécessaire dans certains cas et non assez apprécié encore), jusqu’ici, 
disons-nous, cet ajustement avait été simplement effectué par une vis, 
ce qui donnait un mouvement peu lent et une perte de temps dans les 
changements de direction. 
Ici, le mouvement lent est produit par un levier comme dans le 
mouvement lent du tube et le bouton de ce mouvement se trouve 
placé au-dessus de la platine et tout près du mouvement lent du tube. 
On peut ainsi obtenir une précision très grande et ajuster les deux 
mouvements lents à l’aide d’une seule main. 
L’ajustement du condenseur tel que nous l’avons fait disposer (et 
que nous employons depuis plusieurs mois pour tous nos microscopes) 
présente, croyons-nous, des avantages réels. Cet ajustement se compose 
d’un diaphragme-iris surmonté d’un porte-lentilles. Entre ces deux 
pièces glisse une plaque pouvant être retirée à volonté et portant au 
centre un anneau pouvant tourner sur son axe et destiné à recevoir 
les diaphragmes qui, par la manoeuvre de la plaque peuvent prendre 
telle excentricité que le permettra l’ouverture numérique de l’ob¬ 
jectif que l’on emploie. 
Le porte-lentilles peut 7 recevoir les divers condenseurs Abbe, le 
condenseur achromatique de MM. Zeiss et aussi les pièces permettant 
l’emploi de tous les excellents condenseurs de MM. Powell et Lealard. 
On voit donc que la partie mécanique, qui permet tous les éclairages 
central et obliques désirés, reste invariable, mais peut recevoir toutes 
les parties optiques possibles. 
En somme, nous avons fait réunir dans cet instrument toutes les 
conditions de perfectionnement que nous a apprises une longue 
expérience du travail au microscope, et MM. Watson et Sons ont réa¬ 
lisé tous nos desiderata avec un soin et une précision que nous n’osions 
même espérer. Si nous ajoutons que cet appareil si parfait ne coûte 
