A 
316 JOURNAL DE MICROGRAPHIE ^ ' 
donne des résultats parfaits dans les premiers temps. Mais, pour peu 
({ue l’instrument soit manié fréquemment, bientôt il se produit de 
l’usure et du ballottement auxquels l’observateur ne peut guère remé¬ 
dier. 
Le tube du microscope a 2o cent, de longueur, il est à tirage et est 
gradué en centimètres. Il est disposé pour recevoir les oculaires conti¬ 
nentaux et porte inférieurement le pas de vis anglais. 
Les organes de l’instrument servant à l’éclairage sont mieux com¬ 
pris et plus complets que dans nos microscopes du continent. 
Nous trouvons d’abord une véritable sous-platine, pouvant monter 
ou descendre de même qu’être rentrée par des boutons latéraux. 
L’ouverture de cette platine est identique à celle des grands ins¬ 
truments anglais ; on peut donc instantanément appliquer au micros¬ 
cope n’importe quel condenseur ou accessoire anglais. 
