JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
89 
Toutes les personnes qui s’occupent de microscopie connaissent cet appa¬ 
reil ancien, consistant en un tube métallique de la longueur d’un tube 
ordinaire de microscope, tube qui est lixé sur une alidade. Ce tube peut 
tourner autour de l’une de ses extrémités comme centre, tandis que l’autre 
extrémité marche sur un cercle divisé. A l’extrémité du tube qui est placé 
au centre, on visse un objectif, L’autre extrémité, à tirage, reçoit un ocu¬ 
laire. On vise un objet placé à une distance fixe dans l’axe optique de l’in¬ 
strument. Puis on fait glisser l’alidade et le tube sur le cercle divisé d’un 
côté de l’axe optique jusqu’à ce qu’on cesse de voir distinctement l’objet 
visé. Si l’objet cesse d'être distinctement visible quand le tube s’est incliné 
de 54*^ d’un côté de la première direction, il cesserait d’étre visible si l’on 
inclinait le tube de 54° de l'autre côté, — l’angle d’ouverture de l’objectif 
est donc de 108°, — et le demi-angle = 54. 
Ce procédé, que l’on peut réaliser par bien des instruments dilférem- 
ment construits, donne donc la mesure de l’angle des objectifs dans l’air. 
C’est ce que les Anglais appellent le procédé du quadrant, en raison du 
quadrant divisé sur lequel on lit les angles. M. Toiles a construit jadis un 
de ces appareils, le premier à ce que nous croyons; - M. Bauscli, de Ro- 
chestcr, en a construit un autre, un peu différent comme détails, identique 
comme principe, instrument que nous avons exposé en 1878. 
Mais si la mesure dans l’air fait question, c’est surtout la mesure dans 
les milieux autres que l’air, tels que le verre, le baume, etc. Aussi, dès 
1873, M. Toiles construisait un autre appareil destiné à donner la mesure de 
l’ouverture dans le baume. 
Une plaque demi-cylindrique de crown-glass, semblable à la pièce F 
(!’l. IV, fig. 3) est placée devant l’objectif monté sur un tube E. Le long de 
la face convexe, demi-cylindrique, de cette plaque glisse une lame de 
métal faisant fonction de diaphragme et d’index (comme la pièce b dans la 
figure 2). Au centre de la face plane de la plaque de crown, face taillée 
suivant l’axe du cylindre et faisant face à l’objectif, est collé un couvre- 
objet avec du baume du Canada. Alors, si l’on monte un objectif à l’extré¬ 
mité du tube, devant la face plane de la plaque de crown et que l’on 
place une flamme, une bougie, par exemple, devant l’autre extrémité du 
tube, oculaire, après avoir déposé une goutte de glycérine entre la 
lentille frontale de l’objectif et la face plane de la plaque de crown, les 
rayons lumineux entreront dans le tube, traverseront l’objectif, l’immer¬ 
sion, le crown, le baume et iront peindre l’image de la flamme sur la face 
convexe de la plaque demi-cylindrique. En faisant glisser le diaphragme- 
index sur celte face on pourra établir la direction des rayons extrêmes qui 
traversent la plaque. L’angle de ces rayons extrêmes, de chaque côté, angle 
mesuré sur la plaque elle-même, dont le bord est divisé, donnera l’angle 
d’ouverture de l’objectif dans le milieu employé. 
On peut encore opérer avec un oculaire. On monte alors iin objet, une dia- 
tomée, par exemple, dans le baume, sous le couvre-objet fixé sur la face 
3 
