92 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Et ailleurs: « Le rapport de l’ouverture numérique à 1 (l’unité) exprime 
de combien le nombre de rayons admis dans l’objectif est plus grand que 
le nombre de rayons qui, dans l'air, rempliraient un hémisphère complet, 
autrement dit qui seraient admis par un objectif à sec imaginaire ayant 
180® d’ouverture. » 
Notre but n’est pas de discuter ici les idées du professeur Abbe, ni de 
traiter à fond la question de l’ouverture angulaire des objectifs, — nous y 
reviendrons un jour avec détails et tâcherons d’expliquer, sans trop d’a; et 
de sinus, ce qui a rapport à celte dernière question;—pour le moment nous 
ne voulons que décrire les appareils (Mis apertomètres. Nous terminerons 
donc cet article en reprochant à la méthode de M. Abbe d’obliger l’opéra- 
leur à de continuels calculs pour transformer la lecture en degrés de l’angle 
d’ouverture, atin d’obtenir l’ouveiture numérique dans l’air, dans l’eau, 
dans la baume, etc. 
De plus, les divisions de son échelle sont tracées de telle sorte que par 
exemple la distance entre les chiffres 1,10 et 1,15, qui avoisinent les divi- 
^lons les plus élevées,correspondent,en supposant l’indice du crown = l,5:2o, 
il des demi-ouvertures de el 48‘’56', qui constituent une différence 
de b''46' pour les ouvertures entières. 
Des indications plus élevées correspondraient à des différences angu¬ 
laires plus grandes encore, et il n’y a pas moyen de mesurer les chiffres 
correspondants à des ouvertures intermédiaires, on ne peut que les esti¬ 
mer. Enfin, l’opérateur n’a aucun moyen de contrôle quant à l’exactitude 
de la division tracée par le constructeur. Il doit l’accepter comme exacte. 
Nous étudierons, dans un prochain article, Vapertoniètre universel, dU; 
professeur H.-L. Smith. (PI. I^ , fig» -t.) 
D" J. Pellëtan. 
CORF^E^PONDANCE 
LE POLARIMÈTRE HOFMANN. 
Paris, 15 février 1881. 
Mon cher monsieur. 
Dans un numéro précédent de votre intéressant journal, vous avez donné 
une description fort exacte de la modification que j’ai apportée à mon 
polarimètre à franges pour le transformer à volonté en polarimètre à 
pénombres. Permettez-moi d’appeler aujourd’hui votre attention sur quel¬ 
ques détails de construction et quelques perfectionnements nouveaux que 
j’ai apportés à mon instrument. J’ai eu pour but de répondre aux nom- 
