JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
93 
breuses demandes que j’ai reçues des raffineurs, brasseurs et autres indus¬ 
triels qui ont besoin d’un modèle spécial à ces sortes d’analyses. 
Il s’agit cette fois d’un instrument d’un modèle un peu plus petit que le 
polarimètre de laboratoire dont vous avez donné la description. 11 est 
Fig. 2. — Pelariniètre du D' J.-G. Hofmann ^modèle industriel). A, corps de l’instrument, 
chambre noire ; — 15, tube contenant le polari.seur ; — C, pièce moletée mouvant le polari- 
seui ; — D. lunette et analyseur ; — E, oculaire ; — F, bouton inoleté mouvant le cercle 
divisé; — G, loupe pour lire les divisions ; — II, pièce portant la lame de bichromate ; — 
J, levier mesurant les mouvements du polariseur. " 
O, b, c,d, e, f, coupe schématique de riosiruinenl — a, c, lunette visant les lames de quart/. 
d; — e. polariseur ; — f. lentille pour rassembler la lumière (('est par erreur que l’analyseur 
b est placé entre l’oculaire ci et l’objectif c de la lunette, il doit ètie placé après l’objectif. 
disposé pour admettre un tube de 220'"'”, au lieu de 300, et représenté 
dans la figure 2 qui accompagne cette lettre. 
Le cercle divisé est un peu j)lus petit et, sur ce nouveau modèle, j’ai 
