9i 
JOL'HNAL DE MICROORAPHIF. 
rétabli, pour plus de simplicité, la division que j’avais adoptée primiti¬ 
vement, division en degrés avec un double vernier permettant de lire les 
dixièmes de degré à droite et h gauche. 
L’instrument est disposé de telle sorte qu’il peut se replier sans qu’on 
ait besoin de le démonter pour le renfermer dans sa boîte; celle-ci peut être 
ainsi beaucoup moins volumineuse et moins encombrante. Il en résulte, 
d’autre part, que le polarimètre n’étant pas démonté est toujours prêt 
pour l’usage. 
En revanche, toutes les pièces constituant la lunette, l’appareil analy¬ 
seur, l’appareil polariseur et ses accessoires peuvent se démonter à volonté 
afin de permettre de les nettoyer plus facilement. 
D’ailleurs, j’ai réduit la partie optique à sa plus simple expression,n’uti¬ 
lisant ni prisme biréfringent,ni Nicol coupé, pour produire les deux images, 
tels que les emploient d’autres constructeurs, mais mou polariseur, dont 
vous avez parlé dans votre dernier article,mis en rapport avec une lame de 
quartz à teintes sensibles, afin d’éviter le plus possible l’absorptmn de 
lumière que produirait la trop grande multiplicité des verres d’optique. 
Dans la pratique des observations, il est utile que l’on puisse admettre 
dans l’appareil plus ou moins de lumière, c’est ce qui m’a décidé à adopter 
la disposition suivante. 
En G se trouve une pièce à bords moletés, tournant autour de son axe, 
d’une certaine quantité dans un sens et dans l’autre. Cette pièce agit sur le 
polariseur contenu dans le tube B et permet de le manœuvrer de manière à 
donner plus ou moins delumière. Elle porte, d’ailleurs, un levier J terminé 
par un secteur de cercle divisé. Celui-ci se meut avec elle et ses divisions 
passent devant un index fixe, pour donner, en degrés, la mesure de l’angle 
décrit par le polariseur. 
î En H figure une douille portée par un excentrique,qui peut s’abaisser en 
C, devant l’ouverture de rinstrumeni. Cette douille porte une lame de bi¬ 
chromate destinée à rendre la lumière plus monochromatique. 
En réalité, je n’emploie plus le bichromate, muis une composition vitri- 
fiable particulière qui remplit exactement le rôle optique du bichromate, 
avec cet avantage que l’on peut facilement en obtenir des lames à faces pa¬ 
rallèles de dimensions relativement considérables, et qui, de plus, ne 
s’altèrent ni par la chaleur ni par l’humidité. 
Je n’ai pas à vous décrire ici la chambre A dans laquelle se place le tube 
contenant le liquide à expérimenter, et j’en viens tout de suite à voussigna- 
1er quelques modifications dans les parties antérieures de l’instrument.J’ai 
supprimé le petit miroir que j’avais placé en G pour éclairer les divisions 
du cercle. En effet, ces divisions étant, par un nouveau perfectionnement, 
tracées en blanc sur un fond noir, et tracées avec une substance qui ne 
ternit ni ne jaunit jamais — ces divisions, dis-je, sont toujours faciles à 
distinguer. Ce qu’il faut surtotit constater d’une manière nette, c’est ta 
coïncidence des divisions du vernier avec celles du cercle, ce à quoi une 
