OURNAL DE MICROGRAPHIE. 
9 
?> 
loupe est beaucoup [ilus utile qu’un miroir, d’autant plus que rinstrument 
est destiné à être employé dans une chambre noire et braqué sur une 
flamme non éclairante. C’est pourquoi j’ai remplacé le miroir par une loupe 
G facile à mettre au point et douée d’un léger mouvement de latéralité 
pour faciliter la recherche des divisions coïncidentes. 
Enfin, pour assurer l’exactitude des observations, il est d’usage de 
répéter chacune d’elles à quatre positions à 90* et j’ai tenu à ce que celte 
Fig. — liaiiipe k gaz du l»'' J.-C. llofuiann, pour le polaiimètre. 
opération restât possible avec mon instrumeni. Pour cela, il faut faire 
tourner le cercle, par le bouton F, de 90^ puis de 180% et enfin de 270% 
— et répéter l’observation à chacune de ces positions. La manœuvre du 
bouton F peut, dans ce cas, paraîti-e un peu longue et fatigante pour l’opé- 
râleur comme pour l’instrument; aussi,pour parer h cet inconvénient, j’ai 
disposé ce bouton de telle sorte qu’en le tirant sur son axe, il se désern- 
braye et l’on peut faire tourner rapidement, à la main, le cercle divisé 
jusque dans le voisinage de la position recherchée. On repousse alors le 
bouton dans la crémaillère pour obtenir la manœuvre de précision. 
