96 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Telles sont, mon cher Monsieur, les principales modifications à mon 
instrument que je crois devoir vous signaler. Permettez-moi, toutefois, 
d'ajouter quelques mots relativement à la lampe ou brûleur que j’ai cons¬ 
truit l’année dernière et dont j’ai changé la forme. 
La figure 3 représente la première de ces formes et la figure 4 la nou¬ 
velle ; il vous est facile de comparer l’une à l’autre. Le gaz est amené par 
un tube en caoutchouc à une tubulure inférieure et l’on peut en admettre, 
modérer ou arrêter l’arrivée par le robinet B. En D est un collier moleté 
qui permet de faire tourner sur lui-même le manchon entourant le bec du 
A 
Fig. 4. — Lampe à gaz du D' J.-G. Hofmann (second modèle), pour le polarimètre. 
A, cLcminée ; — B, robinet d’arrivée du gaz; — C, porte-cuiller ; — D, virole moletée pour régler la flamme. 
brûleur et de masquer ou démasquer plus ou moins l’ouverture par laquelle 
l’air arrive à la flamme ce qui permet de régler celle-ci, commme dans le 
brûleur de Bunsen. 
La tige C porte la cuiller dans laquelle est placé le chlorure de sodium. 
Cette cuiller n’est pas en toile métallique, disposition qui laisse fuser, à 
travers les mailles, le chlorure fondu et salit tous les appareils. Elle a la 
forme d’un petit creuset en platine qui peut s’élever ou s’abaisser dans sa 
monture, tourner sur son axe, de côté et d’autre, de manière à venir se 
placer dans la partie de la flamme la plus favorable, ou bien à s’en éloi¬ 
gner complètement. 
Enfin, la flamme est recouverte d’une cheminée en tôle noircie percée 
