410 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Il s’agit d’inscrire im mouvement en donnant au tracé des dimensions telle¬ 
ment réduites, qu’on puisse considérer comme négligeable la vitesse du style ins- 
cripteur. 
Prenons pour exemple un sphygmogramme ou un cardiogramme. Les dimensions 
ordinaires que j’adopte pour que ces courbes soient facilement lisibles sur le papier 
sont d’environ 0™005 de hauteur verticale. Admettons que le levier, pour parcourir 
0™005 en un temps très court, prenne une vitesse excessive, en vertu de laquelle • 
il sera projeté trop loin, sans que les frottements du style éteignent sa vitesse 
acquise. On accordera facilement que, si l’on réduit au dixième , c’est-à-dire à 
l’amplitude du tracé, les effets de la vitesse acquise du levier devront être singu¬ 
lièrement atténués. Ils seront, en effqt, cent fois moindres que pour les instruments 
ordinaires, puisque la force vive des masses en mouvement croît comme le carré 
des vitesses. 
IMais ces tracés, pour garder les mêmes proportions que dans les expériences 
ordinaires, devront être recueillis sur des surfaces animées d’une vitesse très faible : 
0”^001 par seconde. Les détails de la courbe obtenue ne seront donc pas visibles à 
l’œil nu. En recueillant ces courbes sur une glace légèrement enfumée, qu’on place 
sous l’objectif d’un microscope, il suffit d’un grossissement de 20 diamètres pour 
rendre aux tracés des dimensions telles, qu’on en puisse complètement analyser la 
forme. Un dessin à la chambre claire, un décalque, ou mieux une photographie 
obtenue par projection ramèneront ces courbes à des dimensions aussi grandes 
qu’il sera nécessaire. Or, dans ces corjditions, où la réduction de la vitesse du levier 
exclut la possibilité de toute altération du mouvement, les tracés sont identiques 
à ceux que donnent le spbygmographe et le cardiographe ordinaires; ceux-ci peu¬ 
vent donc être considérés comme exempts de déformation par la vitesse acquise. 
A plus forte raison devra-t-on a^ oir une confiance absolue dans les tracés de 
mouvements plus lents que ceux du cœur et du pouls, dans les tracés de la res¬ 
piration. 
Mais notro savant confrère Donders (d’Utrecht) a justement fait observer qu’un 
appareil inscripteur n’est fidèle que pour des mouvements d'une certaine vitesse , 
ceux pour lesquels il a été construit. On ne peut exiger qu’il inscrive des actes plus 
rapides. Ainsi le cardiographe, qui trace fidèlement 150 pulsations du cœur par 
seconde, ne saurait, sans les déformer, tracer des mouvements deux ou trois fois 
plus rapides. 
L’inscription microscopique permet d’étendre presque indéfiniment le champ des 
phénomènes susceptibles d’être enregistrés. Tout se réduit à employer une pointe 
d’acier assez fine et une couche de noir assez mince pour que le trait obtenu soit 
bien pur, malgré ses petites dimensions. Grà^e à l’emploi du microscope, des 
tracés dont l’amplitude n’excède pas 1/10 de millimètre prennent de grandes dimen¬ 
sions. 
Pour de si pelites excursions, l’inertie du levier est négligeable. Déjà avec les 
appareils ordinaires, j’avais réussi à transmettre à distance et à inscrire les vibra¬ 
tions d’un diapason de 200^. d. par seconde ; avec l’inscription microscopique, j’ai 
obtenu le tracé des vibrations de la voix en chantant au devant de l'orifice du tube 
transmetteur. 
Les vibrations du sang dans les vaisseaux, qui donnent naissance à un son, connu 
en médecine sous le nom de bruit du souffle, semblent devoir rentrer dans le 
domaine des mouvements inscriptibles. En effet, sur des tubes élastiques et sur des 
anévrismes artificiels traversés par un courant d’eau, j’ai déjà obtenu l’inscription 
très nette des vibrations du liquide, vibrations que l’oreille me faisait percevoir en 
même temps sous forme de bruit de souffle. 
J’aurai l’honneur d’exposer devant l’Académie ces expériences , qui me semblent 
utiles, pour éclairer la nature d’un phénomène important de sémiologie. 
