JOURNAL DE MICROGRAPHIE. • 
169 
9 - 
autres microtomes dont on se sert en Europe sur le continent. Il a 
été inventé par le Professeur Thoma d’Heidelberg (1), et fabriqué par 
M. Jung, fabricant d'instruments de précision. Le principal mérite que 
nous reconnaissons à cet instrument, quand on le compare aux autres 
du même genre, est que le rasoir ainsi que le chariot porte-objet ne 
glissent que sur quelques « points , » au lieu de porter sur le plateau 
ou par toute leur surface, ou tout au moins par plusieurs rainures. Ces 
« points , » ou plutôt ces petites surfaces de 2 à 3 miliim. de diamètre, 
servent suffisamment à assurer la marche, diminuent le frottement, 
permettent l’écoulement de l’huile à graisser, et rendent ainsi le fonc¬ 
tionnement de l'instrument plus uniforme. A l’origine, les deux chariots 
avaient chacun 5 points : actuellement le chariot porte-objet glisse 
sur 6 points, ce qui l’empêche de basculer quand on coupe de très 
gros objets. 
Nous devons la connaissance de ce microtome de Thoma, plus connu 
dans le public sous le nom de microtome de Jung, à M. le professeur 
Robby Kossmann. Mais nous reconnûmes, peu après son introduction 
dans la pratique, que certaines modifications étaient nécessaires à ce 
qu’on appelle le modèle moyen (2), sans toucher du reste au principe 
de l'instrument. Parmi ces modifications nous citerons i'étaloir décrit 
plus haut, puis le mécanisme enrégistreur de la vis micrométrique, 
et enfin l’appareil porte-objet. 
Le mécanisme enregistreur (3) a pour but de rendre sensible à Lo¬ 
ti) R. Tü )MV , Uber ein Mikrotom ( Wirchow's Archiv , 84 Band, 1881 p. 189-191 ; et 
plus récemment : Journ. de Micrographie, T. VII, 1883, p. 576. 
(2) Ce modèle moyen a un plateau de 27 centimètres et un rasoir dont la lame a environ 
16 centimètres de long 1 . 
(3) Cet appareil enregistreur consiste en un tambour (fig. 28) divisé, composé de deux demi- 
tambours A B , A B’ exactement appliqués l’un contre l'autre et réalisant une disposition 
bien connue et analogue au vernier. La périphérie de chaque 
demi-tambour est composée de deux zones de diamètre inégal. 
Les zones les plus larges B. B’ appliquées l une sur l'autre, sont 
divisées; les zones plus petites portent les chiffres 1, 2, 3, 
jusqu à 15. 
Le demit-ambour AB estind pendan' delavismierométiquequi 
p isse en G Ii est fixé par la vis S, mais on p ut le faire tourner 
avec une broche qui s engage dans les rous X X. 
Un ressort à bord tianchant et parallèle aux traits de la 
division presse sur le tambour, et produit un ciiquemen’ sec 
en tombant dans le creux des trai s quand c ux du demi-tambour 
A B coïncident avec ceux du demi-tambour A’ B'. Si l'on ajusie 
ce^ deux pièces de manière que les traits 15 15 coïncident, il y 
a 15 cliquements pour une ro'ation et l’on peut ainsi à chaque 
fois f ire une coupa qui a l’ép d-seur de 1/15 du pas de la vis. 
Pour un seul cliquement il faut faire coïncider les traits 1-1 ; pour deux cliquements, les 
trait 2-2, etc. Les intervalles entre chaque cliquement correspondent 1/1, 1/2, 1/3, ... 
1/15 de rotation du tambour et l’épaisseur des coupes va de 0 mra 015 à Ü nuc 001. J. P. 
Fig. 28. 
Appareil enrégistreur 
de la vis microscopique. 
