no 
.JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
refile la valeur de chaque rotation de la vis micrométrique, et de 
reposer ainsi l'œil qui a assez h faire de surveiller les coupes. Cela est 
absolument nécessaire quand on a travaillé longtemps avec le micro¬ 
tome, surtout sur de très petits objets. Nous ne sommes donc pas de 
l'avis du professeur Thoma quand il dit qu’ «une telle complication 
n’est utile que dans des conditions tout-à-fait spéciales (/. c. p. 30J). » 
Sur notre désir, M. Jung a adapté ce mécanisme au tambour de la vis 
micrométrique, et a récemment encore rendu son emploi plus facile 
en donnant la facilité d’adapter le ressort à chacune des 15 divisions 
du tambour, ou à une rotation complète, ou même à 1/2 et 1/3 de tour 
de la vis. 
Enfin, notre essai pour transformer complètement l'appareil porte- 
objet, ne nous parait pas sans importance. Un premier essai, imaginé 
en 1882, a été mis en circulation par M. Jung sous le nom de pince 
napolitaine. Le nouveau modèle, grâce aux perfectionnements que lui 
a apportés M. Jung, est beaucoup plus commode que le précédent, qui 
était imparfait sous plusieurs rapports. 
L’objet peut maintenant se mouvoir dans les trois directions, être 
soulevé verticalement, tourné à la main (1) autour de l'axe vertical ou 
sur les deux autres plans, au moyen de pignons de sorte que, pendant 
les coupes, on peut sans inconvénients procéder à tous les changements 
de direction. Comme le montre la figure (fig. 29) l’objet O inclus dans 
la paraffine est placé sur un cylindre de métal creux, également 
rempli de paraffine. Le cylindre s’enfonce plus ou moins dans un dé 
cubique A, et tourne sur lui-même au moyen d’une petite tige de métal 
qui s’engage dans six trous placés en-dessous : dans chaque position, 
on peut le fixer par une poignée b qui agit comme un étau. La rotation 
0) On pourrait le faire aussi à l’aide de pignons, ce que nous avons négligé pour ne pas 
compliquer inutilement l’instrument. 
