JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
\ 1 \ 
du dé à l’intérieur du cadre G, et autour de Taxe horizontal est obtenue 
au moyen du pignon D, la fixation par la petite vis E, dont la tête est 
munie de trous pour recevoir la tige de métal, et qui serre 1 une des 
faces du dé contre son axe. Le cadre peut également tourner autour 
de l’axe longitudinal dans la longueur du chariot par le pignon G, et se 
fixer par la vis F. Par la pression des surfaces contre les axes on peut 
modifier la situation de l’objet jusqu’à de millimètre. 
Comme on voit, le tout n’est qu’une modification de l’anneau de 
Cardan employé pour la suspension des lampes des navires. Par oppo¬ 
sition aux autres microtomes, nous avons choisi précisément ce genre, 
parcequ’z7 donne la possibilité de changer complètement la direction 
de l objet, sans trop le hausser ou le baisser. Ce dernier inconvénient 
existe notamment dans l’excellent microtome de Spengel (1), et rend 
souvent nécessaire, dans les changements de direction des coupes, un 
va et vient considérable du chariot. C’est pour cette raison que nous 
faisons passer les deux axes à travers le plan supérieur du de, aussi 
près que possible de l’objet. La fixation de l’objet sur un cylindre qui 
peut se mouvoir verticalement, a le grand avantage que des pièces de 
deux centimètres de long peuvent être coupées. En commençant, on 
enfonce le cylindre autant que possible , puis on le soulève selon les 
besoins ; on peut encore employer des plaques parallèles ayant au plus 
de 5 millim. à 1 centim. de hauteur, quel on place en commençant sous 
le rasoir, et que l’on enlève ensuite. 
La plus récente modification du microtome de Thoma présente cet 
avantage que ce qu’on appelle les points sur lesquels portent les cha¬ 
riots sont en ivoire et les rainures en fonte rouge (Rothguss) (2). Par 
suite l’instrument n’est plus sujet à la rouille, et le glissement du cha¬ 
riot du rasoir qui était inégal dans les mouvements très lents, est 
devenu par un frottement plus fort, tout à fait régulier. Quant à la 
solidité de cette nouvelle combinaison, nous n'avons encoro, il est vrai, 
aucun résultat certain, mais il semble pourtant que la détérioration du 
plan de glissage est moindre que dans l’emploi du métal sur métal. 
Quelques dispositions secondaires que nous avons imaginées pour 
faciliter le manuel de l’immersion dans la paraffine, et qui sont em¬ 
ployées déjà depuis longtemps, doivent être mentionnées ici. L’abord 
un bain-marie dont les avantages consistent surtout en ce que la va¬ 
peur d’eau ne peut arriver jusqu’à l’objet, et qui permet d’obtenir avec 
(1) J W. Spengel, Einige neueVerbesserungen am Schlitlenmikrotom ( Zool . Anzeiger, 
2 Jahrg, 1879, p. 641-647. 
V 
(2) Alliage de zinc et de cuivre. [Noie du Irad.). 
