452 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
cas, un petit miroir N peut se fixer à volont,é§sur la planchette et s’enlever lorsqu’il 
n’est plus utile. 
Lorsqu’il s’agit du triage d’espèces très petites, ou, ce qui est le cas le plus fré¬ 
quent, lorsqu’on veut isoler une ou deux diatomées d’un mélange, il devient indis¬ 
pensable d’avoir recours aux grossissements du microscope composé : 100 à 150 
diamètres. L’appareil précédent étant insuffisant, on doit le modifier tout en 
conservant la partie la plus importante, la platine tournante. Voici le petit appareil 
qui nous a donné les meilleurs résultats (fig. 3. PL VI. 1883). 
Une plaque de cuivre rectangulaire A, épaisse de 2 millimètres, longue de 90, 
large de 35, percée au centre d’une ouverture de 16 millimètres, porte sur un côté 
un secteur de cuivre B analogue au secteur G du grand appareil, mais plus petit que 
lui. De même que l’autre, ce secteur tourne autour de son centre et porte deux 
ouvertures dont les centres sont sur une même circonférence autour du point B, 
coïncidant aussi avec le centre de la plaque de cuivre. L’usage de cette plaque est 
le même que dans le cas précédent, elle se fixe sur la platine du microscope composé 
et se maintient à l’aide des valets. 
Pour permettre au poil emmanché, avec lequel on recueille les diatomées, d’exé¬ 
cuter des mouvements assez petits et assez précis sous les objectifs d’un grossisse¬ 
ment ordinaire, les mouvements de la main étant trop saccadés, il a été nécessaire 
d’utiliser le principe de l’ingénieux appareil de M. Ghâlon, professeur à Namur, et 
qui consiste en une pince en cuivre dont les mâchoires percées serrent, tout en la 
laissant libre de tourner autour de son centre, une petite sphère de cuivre dans 
laquelle glisse la tige formant le poil. 
Sur un collier G (fig. 4. PL VI, 1883) portant une ouverture dans laquelle peut 
passer le pas de vis d’un objectif de un pouce, qui le serre ainsi au tube du micros¬ 
cope, se trouve une sphère G dans laquelle une tige T peut monter et descendre et 
être fixée par le bouton à vis V, à l’extrémité inférieure de laquelle la sphère du 
professeur Ghâlon et la tige du poil sont pincées et peuvent tourner librement. Tel 
est l’appareil qui, se montant sur le microscope, a l’avantage de ne pas se déplacer 
avec la grande plaque de cuivre pendant le triage des diatomées. Les mouvements 
du poil sont en raison inverse de la longueur du bras de levier opposé. En même 
temps ils seront renversés, ce qui n’aura pas d’inconvénient, puisque le micros¬ 
cope redressera ces mouvements. Cependant le mouvement en avant delà tige sera 
inverse, aussi faut-il une certaine habitude pour s’en servir aisément. 
Les diatomées sont prises dans le tube à provision à l’aide d’une pipette I 
(fig. 1. PL VI, 1883), et une goutte plus ou moins grosse du liquide, suivant l’abon¬ 
dance ou la rareté des diatomées, est déposée sur le cover mis sur la plaque en 
platine M. On les chauffe à la lampe à alcool et, après évaporation, on les calcine 
comme pour les préparations ordinaires. Il est plus facile parfois de les saisir 
lorsqu’elles sont très sèches que lorsqu’une légère humidité les fait adhérer à la 
lamelle. 
Les instruments que nons venons de décrire sont loin de donner les résultats 
d’instruments plus précis dont se servent les préparateurs et entre autres J.-D. 
Môller. Le « mechanical finger. » de Zentmayer, n’était son coût trop élevé, devrait 
se trouver chez tout amateur qui tiendrait à composer des groupes de diatomées 
alignées symétriquement. 
Préparations au baume. — Un cover très'propre, préalablement fixé à l’aide d’un 
peu de parafine sur l’orifice de la platine tournante G, fig 1, ou O, fig. 3 (PL VI, 1883), 
reçoit en son centre une petite goutte d’une solution de gomme bien pure dans de 
l’eau distillée ; on l’y dépose à l’aide d’un petit pinceau. La solution de gomme se 
compose d’une grosse goutte de gomme arabique épaisse dans 15 c. c d’eau distillée. 
La gélatine donne peut-être de meilleurs résultats. Lorsque cette couche est sèche, 
