5 
Vertikální průřez tohoto apparátu okazuje obr. 1. Kathodou je platinový 
kužel, nesoucí na svém vrchole dolů mířícím desku skleněnou, aby částice stříbra 
nepadaly dolů; anoda blízko u dna nádoby upevněná byla z plechu stříbrného 
a provrtána četnými otvory, aby roztok nad ní elektrolysou houstnoucí stékal 
ke dnu. Roztok u kathody bylo lze po pokusu — sešinutím hořejší části 
stroje — oddčliti od roztoku ostatního. 
Voltametr velmi jednoduché formy sestrojil Th. Gray. 7 Jcsti to válcovitá, 
skleněná nádoba, do níž jsou ponořeny dvě desky stříbrné (krajní), představující 
anodu, mezi nimi pak nalézá se kathoda, taktéž deska stříbrná. Anodové 
plechy byly obyčejně menší než kathoda, aby při dosti malé vzdálenosti ploch 
byly přece hrany elektrod co možná vzdáleny. 
Obr. 1. 
Obr. 2. 
Tohoto tvaru voltametru užíval též F. Kohlrausch 8 9 v jiném toliko uspo¬ 
řádání. Stříbrná anoda stála ve zvláštní mělké nádobce skleněné, aby odpadá- 
vající superoxyd byl oddělen od hlavní nádoby, kde by se mohl eventuelně 
smísiti s ulomenými krystalky stříbrnými. 
Aby se tomuto smíšení superoxydu s odpadlými částkami stříbra zůplna 
zabránilo, konstruoval F. Kohlrausch <J voltametr ze dvou stejných nádob, spo¬ 
jených násoskou, jak to schematicky ukazuje obr. 2. Plnění násosky děje se 
ponořením konců do nádob s roztokem a ssáním vzduchu z prostřední roury, 
která se uzavírá kohoutem. Obě oddělené elektrody byly ze stříbra. 
Voltametr tento vyznačoval se velikým vnitřním odporem, tak že změny 
tohoto odporu působené rozkladem byly eliminovány teprve při proudu, jehož 
napjetí bylo 25 Volt, při čemž vnější odpor činil 100 S. J. 
Jaksi na rozhraní mezi voltametrem Poggendorffovým a voltametrem 
s elektrodami rovinnými stojí voltametr, který sestrojili k účelům měření Potier 
7 Thomas Gray: »On the Electrolysis of Silver and of Copper, and the Application 
of Electrolysis to the Standardizing of Electric Current- and Potentialmeters« Phil. Mag. 
5. 22. pag. 392. 188G. 
8 1. c. pag. 18. 
9 F. Kohlrausch 1. c. pag 17. 
389 
