14 
3. tabulka: Přehled měřeni elektrochemického aequivalentu střibra. 
Autor 
Datum 
Hodnoty 
jednotlivých 
měření 
Hodnota 
střední 
F. Kohlrausch 
1873 
1*13621 
65 
62 
> 
1*1363 
F. & W. Kohlrausch 
1881 
(1)1-1186 
(1) 81 
(!) 80 
(!) 82 
(1) 84 
1*11833 
■» » » 
1883 
(1)1-1182 
(1) 83 
(1) 83 
(!) 80 J 
1*11822 
Mascart 
1883 
1-1156 45 
F. Rayleigh 
1884 
1*11794 
Th. Gray 
1886 
1*1182 
85 
83 
> 
111833 
Potier & Pellat 
1890 
1-1189 
95 
11192 
Nejvíce nás poučují hodnoty jednotlivých měření, na př. čísla Kohlrauschova 
z roku 1881 a 1883. Počítáme-li z nich, berouce ohled na platnost jednotlivých 
pozorování (v závorce připojenou) hodnotu střední, činí tato 
M1828 
a jest pak chyba střední jednotlivého 
pozorování _+ 
0-00019 
0-02 % 
» pravděpodobná » 
» +_ 
0-00012 
o-oi % 
a chyba střední onoho arithm. středu 
± 
0-00005 
0005% 
» pravděpodobná » » 
_+ 
0-00003 
0-003% 
Náleží tudíž dle těchto výsledků měření voltametrické mezi měření velmi 
přesná. 
45 Hodnota autorem samým opravená z dřívější 1-1134 jj. d. phys. 3. p. 283. 1884. 
398 
