20 
T značí temperaturu místa horkého, tedy bod varu vody (počítán dle tlaku) 
t značí temperaturu místa studeného. 
Pozorování, jakož i výsledky podává tabulka č. 5. 
5. tabulka: Graduování thermoelementu. 
Odečteno: 
T 
dle tlaku 
střední 
korrig. t x 
0- 
diff. 
tř mm 
í, °C 
střed, pozor. 
počítané 
93-85 
26-40 
94-10 
26-28 
99-44 
26-19 
25-95 
9415 
94-20 
-0-05 
94-25 
26-12 
94-40 
25-96 
98-10 
22-61 
\ 
98-15 
22-52 
9944 
22-49 
22-25 
98-24 
98-28 
-0-04 
98-25 
22-44 
98-45 
22-41 
100-35 
20-63 
100-45 
20-61 
99-45 
20-61 
20-37 
100 44 
100-36 
008 
100-50 
20-60 
100-45 
20-60 
102-75 
18-42 
99-43 
18-43 
1819 
102-78 
102-75 
003 
102-80 
18-43 
106-75 
1500 
106-45 
15-02 
99-45 
15-09 
14-85 
106-55 
106-46 
009 
10660 
15-12 
106-40 
15-22 
109-35 
12-41 
109-20 
12-57 
99-47 
12-64 
12-40 
109-09 
10918 
-0-09 
109-00 
12-72 
108-80 
12-87 
111-95 
10-00 
111-90 
10-27 
99-47 
10-36 
1012 
111-69 
111-70 
-o-oi 
111-55 
10-48 
111-35 
10-69 
Platí tedy pro intervall od 10° do 25° pro # rovnice 
* = 10P38 + 1-104 ( T—1\ — 80). 
Chyba průměrná obnáší 0*07 mm ; chyba pravděpodobná 0'04 mm v ode¬ 
čtení na škále, tedy veličinu, kterou odečítáním nelze zaručiti. Poněvadž oby¬ 
čejně činila úchylka galvanometru 100 mm nebo i více, byla dle těchto úvah 
úchylka měřena na 1 / 2 desetiny procenta přesně. 
Ve vedení k thermoelementu byl rheostat (q) f. Siemens & Halske ob¬ 
sahující Ohmy, správný při 20°, temperaturního koefficientu 0*00035. 
Temperatura určována teploměry Wiegandovými a Baudinovými, jež byly 
srovnány s normálním teploměrem Baudin č. 10915, u kterého byly body zá¬ 
kladní kontrolovány. 
404 
