21 
Udává pak teplotu: 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
teploměr Baudin č. 9858 studeného místa thermoelementu, korrekce jest—013 
Wieg. do 50° vzduchu u thermoelementu 
» 
Baudin č. 9885 rheostatu q 
» 
» 0*00 
Wieg. do 103*5 galvanometru G 
» 
> —0*23 
> 
» do 105° odporu x ve větvi 
» 
» —0*08 
» 
» do 104° odporu R 
» 
» +0*19 
» 
Baudin č. 9886 roztoku ve voltametru 
» 
» 0*00 
Vliv temperatury převeden dle příkladu Kohlrauschova na úchylky a a 
a korrekce pro odečtené úchylky sestaveny tabelárně. 
Konstanty k tomu potřebné byly: 
Odpor galvanometru —(— j e ho vedení 1*063 Í2 (při 19*8) 
vedení k větvi 0*033 
Dohromady 1*096 
Stálý odpor q . 3 000 Q (při 20°) 
Pro O počítány dvě tabulky korrekční a to dle vzorce: 
— 1*104(7"— 1\ —80) tab. č. 6. 
a druhá dle # 20 — & —#0*00125(20— 0*2 t 3 — 0*8/ 4 ) tab. č. 7. 
Podobně pro a čtyři tabulky dle vzorce: 
0*0438 
« 20 - a—a (20 —/ 4 ) _ « (20 — 4 ) 0*00036 + « (20 — 4 ) 0 00020 
6. tabulka: Korrekce # vzhledem ku T— t r 
T—t, —80 = 12345 6789 10 
Korrekce = 1*10 2*20 3*31 4*41 5*52 6*62 7*73 8*83 9*94 11 04 
Pro T — t 80 se korrekce odečte; pro T — t < 80 se přičte. 
Pro temperatury nad 20° nalezneme v těchto tabulkách také korrekce, 
jež ovšem musíme opatřiti znamením opačným. 
Počet se těmito tabulkami nad míru zjednodušil a zkrátil. 
Pozorování dálo se dalekohledem Hartmannovým s dalekohledem a škálou 
metrovou na papíře (na dřevě přilepeném) nanesenou a rozdělenou v milli- 
metiy, ze vzdálenosti asi dvou metrů. 
Chronometr od firmy Brocking (v Hamburku), kterým určována doba 
trvání pokusu, měl chod (denní) okrouhle 1 sec., tak že korrekce času vzhledem 
ku přesnosti ostatních měření úplně odpadá. 
Vážení prováděno na vahách f. C. Rueprecht (max. zatížení 250 g\ které 
zaručovaly 0*02 vig\ váženo na obou stranách a citlivost při každém vážení 
pro dané zatížení určována. 
Odečítání při tom, jakož i odečítání důležitějších teplot (t x , t x , / 5 , ( 6 , / 7 ) 
dálo se dalekohledem. 
405 
