18 
veličinou proměnnou. Nutno tedy při pokusu hleděti k tomu, aby ostatní 
hodnoty v rovnici uvedené během pokusu se neměnily. Jelikož e 0 značí nám 
amplitudu vnější harmonické síly elektromotorické, a jelikož tato, jak již uvedeno 
2 ti No 
kdež N 0 maximální počet silokřivek procházejících induktorem značí, musí 
tento býti stálým. Podmínce této vyhovíme, když pole magnetické vnější jest 
stálé, vedeine-li tedy kolem závitů elektromagnetů proud stálé intensity. Při 
pokusech našich veden byl proud ze stroje compoundního Siemens-e a Hal- 
ske-ho, vloženým rheostatem stále ve stejné intensitě udržován byl, a sice 
intensita tato rovnala se P51 A. 
Podobně třeba T stále ve stejné hodnotě udržeti, jelikož T periodu har¬ 
monické změny, která otáčením magnetického pole vzniká, značí, vyhoví se 
podmínce této tím, že pole magnetické stále stejnou rychlostí rovnoměrnou 
se otáčí. Magnetické pole otáčelo se rychlostí takovou, že v jedné minutě 
2 57 L 
T 
nastalo 1300 obratů. Tím vyhovělo se také podmínce druhé, aby i výraz 
byl veličinou stálou. 
'Žn L 
Hodnoty e 0 a - ^- byly tedy při pokusech hodnotami stálými. — Změna 
odporů obvodu proudového provedena byla tím způsobem, že do vnějšího vedení 
vkládán byl odpor velkým rheostatem, jehož rozměry a úprava je taková, že 
v něm jen nepatrná, na celkový výsledek bezúčinná vlastní indukce vzniká. 
Podobné bylo i oteplení vloženého odporu procházejícím proudem jen nepatrné. 
Odpor vloženého odporu rheostatem měřen byl přímo po každém pokuse 
jednotlivém pomocí Siemensova universálního galvanometru, kterážto methoda, 
jak známo, zakládá se na tak zvaném můstkovém rozvětvení Wheatstona. Vnitřní 
odpor stroje a drátů přivodících měřen byl na konci celé řady pokusů. 
Intensita proudu měřena byla dynamometrem Ganze, ve kterém proud, 
jak známo, probíhá závity pevnými a jedním závitem pohyblivým, jichž roviny 
k sobě kolmo jsou postaveny. Závity tyto jsou za sebou spojeny tak, že týž 
proud pevnou a pohyblivou částí prochází. Účinek elektrodynamický jest zde 
úměrný, se čtvercem intensity procházející. Jelikož proud procházející byl har¬ 
monicky proměnlivým, jest intensita tímto přístrojem měřena 
v 
kdež i 0 značí amplitudu harmonické změny skutečného proudu. Tímto účinkem 
proudovým pohyblivá část’ v elektrodynamometru se otočí ze své polohy pů¬ 
vodní, bude tedy .. — 
i s = Kycp , 
kdež op značí úhel, o který bylo třeba drát skroutiti, aby pohyblivý závit opět 
v původní své poloze se nacházel, a k značí redukční faktor elektrodynamo¬ 
metru, který se známým způsobem určí z dané intensity proudu stejnosměr¬ 
ného. Redukční faktor tento na přístroji našem 
K= 1-48 . 
704 
