28 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
1® Un secteur glissant dans deux coulisses permet toutes les 
positions possibles entre la verdicale et l’horizontale ; 
2® Tout l’appareil optique peut, sans déplacement du pied, être 
incliné à droite et à gauche. 
3° Tout l’appareil optique peut tourner autour de l’appareil 
d’éclairage. 
4° Le miroir et le substage peuvent prendre toutes les positions 
obliques désirées ; la platine du microscope est le centre de ces 
mouvements. 
5° La platine peut faire une rotation complète autour de l’axe 
optique et peut être centrée pour les divers objectifs- 
6® L’appareil d’éclairage, qui est constitué par un cylindre conte¬ 
nant une lampe à incandescence et ayant antérieurement une 
lentille condensatrice (mobile,pour donner des rayons convergents, 
divergents ou parallèles à volonté),peut prendre toutes les positions 
désirées, et peut, le microcope restant fixe, décrire un cercle 
presque complet autour de ce dernier. 
7® Le mouvement lent est d’un système tout nouveau et le pre¬ 
mier qui ait été construit ainsi. Il est d'une douceur et d’une 
sensibilité excessives et l’objet une fois mis à point reste absolu¬ 
ment dans la même mise-à-point aussi longtemps que l’on ne 
touche pas au bouton de la vis de rappel. 
Dans ce mouvement lent, le tube intérieur, fort longuement 
guidé, sort, poussé par une vis à pas excessivement fin. En même 
temps un ressort, placé dans un barillet extérieur au tube, pousse 
un cylindre de cuivre exactement rodé dans le barillet, et tend 
sans cesse à faire rentrer le tube du microscope. 
Le bouton du mouvement lent, placé au bout d’une longue tige 
d’acier se trouve près de l’oculaire. Au premier abord cette 
position paraît incommode, mais bientôt on s’y fait et alors on la 
préfère à tout autre arrangement. 
Le microscope de MM. Ross était renfermé dans la vitrine que 
nous avions à l’Exposition. Nous croyons pouvoir citer ici, à cette 
occasion, le compte-rendu qui en a été fait, dans un ouvrage très 
intéressant (1) publié par le R. P. Van Tricht, qui, comme nous 
aussi, a fait partie du jury de notre Exposition. 
« L’armoire suivante ne contient guère qu’un microscope et des 
« livres. Elle n’en est pas moins une des plus intéressantes de 
« l’Exposition. M. le D*’ Henri Van Heurck y a exposé, outre ses 
« différents ouvrages de micrographie, son grand traité, Syjiopsis 
cc des Diatomées de Belgique, les photographies et les gravures qui 
a l’enrichisssent et le microscope qui a servi à l’auteur pour les pho- 
cc tographier et pour les dessiner. 
(i) L'exposition universelle d'Anvers^ Revue scientifique par V. Van Tricht, professeur de 
sciences à l’institut St-Ignace. Bruxelles, Alfred Yremant, 1885, gr. in-8 de 500 pages. 
