186 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Il comporte naturellement la même composition optique que le premier: 
oculaire n® 1 à réticule, oculaire n° 3 de la série ordinaire, oculaire à 
quatre quartz ; objectifs n®® 4 et 7 à sec, à immersion. 
Cet instrument, très maniable, et qui a pour nous l’avantage de 
réaliser à peu près tous les désiderata de la science actuelle, qui, du 
reste, peut servir à toute espèce de recherche micrographique, aussi 
bien qu’à la minéralogie, est très répandu, mais MM. Bézu et Hausser 
viennent de lui faire subir une nouvelle modification extrêmement heu¬ 
reuse et une simplification impoi tante. 
La simplification consiste à supprimer l’articulation du corps de 
l’instrument, qui devient un microscope droit, et, comme il n’a plus la 
hauteur du grand modèle, il n’y a pas d’inconvénient à cette suppres¬ 
sion. 
La modification consiste à supprimer la crémaillère de la sous-platine 
et à la remplacer par un levier à long rayon qui permet d’élever et 
d’abaisser celle-ci plus commodément et par un mouvement aussi lent 
qu’on le veut. 
Cette disposition est réalisée à Paide d’une combinaison très ingé¬ 
nieuse. La sous-platine, au lieu d’étre fixée à la platine comme dans les 
modèles précédents, est portée, comme dans notre Continental et dans 
les grands instruments anglais, par la tige qui donne insertion au bras 
du miroir. Cette tige, qui contient déjà une glissière centrale dans 
laquelle monte et descend le bras du miroir, en contient une autre de 
chaque côté de celle-ci. Dans cette double glissière, est comprise la 
pièce qui soutient la sous-platine, et c’est sur cette pièce qu’agit le 
long levier latéral dont nous avons parlé. En soulevant le levier, la 
sous-platine se rapproche de la platine jusqu’au contact ; en l’abaissant 
elle s’éloigne. On peut toujours, d’ailleurs, la porter de côté, grâce à 
l’excentrique, et même la retirer tout à fait. 
Tous ces mouvements complexes s’exécutent sans gêner ceux du 
miroir, et réciproquement. Il y avait là un petit problème de mécanique 
que MM. Bézu et Hausser ont résolu d’une manière très élégante. 
Néanmoins, ainsi modifié, ce microscope qui, nous le répétons, peut 
servir pour toute espèce de recherches et de plus pour la minéralogie, 
est d’un prix très abordable : environ 400 francs. Ajoutons que la mo¬ 
dification dont il s’agit ne s’exécute que sur coram iiide spéciale et à 
un prix à débattre. Supérieurement exécuté pour le travail mécanique, le 
fonctionnement et la précision, comme tout ce qui sort de celte maison, 
on ne saurait trop recommander ce bel instrument. 
D'' J. Pelletan. 
