190 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
mica d un pouce carré, épaisse comme un penny. On le fond à une 
forte chaleur sur une lampe à alcool. Sur la plaque de mica, on en 
place une autre percée au centre d’un trou de 5/8 de pouce de diamè¬ 
tre ; par dessus^ encore, une lame de verre mince avec un trou un peu 
moins grand que le cover sur lequel les diatomées sont montées, et l’on 
recouvre le tout avec le cover dont la face portant les diatomées regarde 
le réalgar. On pose cet appareil sur un anneau métallique, et Ton 
chauffe fortement ; le réalgar se volatilise sans altération, et souvent il 
s’en fait un dépôt clair sur les diatomées et sur la face inférieure du 
cover; on peut alors monter celui-ci sur du baume. Mais s’il se forme 
des bulles pendant l’opération, ce qui est ordinairement le cas, il faut 
continuer à chauffer jusqu'à ce qu’elles disparaissent, et, comme le dé¬ 
pôt est maintenant plus épais au centre, juste au dessus du réalgar, il 
faut finir le montage en plaçant le cover (la couche de réalgar en des¬ 
sous) sur un slide bien nettoyé, en le recouvrant d’une lame de verre 
épaisse pour éviter la rupture, et Ton exerce avec une pince une forte 
pression pendant qu’on chauffe le slide par dessous avec une lampe à 
esprit de vin. 
Le réalgar se ramollit, (mais il ne faut pas le porter à l’ébullition 
parce qu’il se formerait des bulles qu’on ne pourrait plus chasser), et 
s’étale plus ou moins entre le slide et le cover, donnant un montage 
très beau et très clair. 
La couleur du réalgar chaud est beaucoup plus foncée que quand il 
est froid. Au lieu de réalgar solide qui peut craquer en refroidissant, 
on peut se servir d’une goutte de solution dans le bromure d’arsenic ; 
mais alors, il faut faire bouillir de manière à expulser la plus grande 
partie du bromure avant de placer le cover par dessus ; le mélange 
solide fond maintenant à une température beaucoup plus basse que le 
réalgar seul. 
Ces préparations ne s’altéreront pas, mais seulement celles faites avec 
la solution, si les ingrédients ne sont pas absolument purs ; ils ne doi¬ 
vent contenir en excès ni soufre ni arsenic. 
Le D'’ Allan Y. Moore a découvert de son côté la valeur du réalgar 
comme milieu pour le montage des tests de diatomées, quoiqu’en rai¬ 
son de la température élevée de fusion de ce corps, il n’ait pas pu en 
obtenir des résultats satisfaisants. Le D''H. vanHeurck, à qui j’ai com¬ 
muniqué la formule, il y a quelque temps, m’apprend qu'avec des ma¬ 
tériaux venant de Paris, il n’a eu aucune difficulté à obtenir d’excellen¬ 
tes préparations permanentes. Comme le bromure d’arsenic dissout le 
soufre et l’arsenic, il y a toujours un danger, si le réalgar n’est pas pur, 
qu’il y ait un excès de l’un ou de l’autre de ces corps, et dans ce cas 
la préparation cristallise ouse granule. J’ai eu beaucoup de difficultés à 
