JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
415 
prises perdraient leur justesse à cause de l’influence considérable 
qu’exercerait sur des quantités aussi petites, la différence des réfrac¬ 
tions des rayons formant foyer à des profondeurs différentes de la pré¬ 
paration et à travers le couvre-objet. 
Sous la platine est placé un appareil d’éclairage du système Abbé. 
Cet instrument que tout le monde connaît aujourd’hui, depuis que nous 
en avons, le premier, donné la description et indiqué l’utilité, en 1877, 
est à peu près indispensable à l’étude des bactéries. On peut Téloigner 
de la platine, dans la perpendiculaire, ou l’en rapprocher jusqu’à ce que 
la face supérieure de la lentille frontale vienne sur le même plan que 
la glace de la platine, ce qui permet de modifier le cône d’éclairage, en 
même temps que le système des diaphragmes à mouvement latéral permet 
de forcer Tobliquité des rayons. 
L’appareil d’éclairàge est fixé sur un excentrique qui permet de le 
rejeter sur le côté, en dehors de faxe optique. On peut aussi l’enlever 
entièrement et le remplacer par le système des diaphragmes ordinaires. 
Les constructeurs accompagnent cet instrument de trois oculaires, les 
n®” 1, 2 et 4 de leur série. Le n° 2 est muni d’un micromètre. 
Les objectifs sont pareillement au nombre de trois, les n®® 4 et 7 à 
sec, qui sont des 1/2 et J/6 de pouce, et n® 9 ou 1/12 de pouce, à 
immersion homogène. 
Tout le monde connaît la réputation des objectifs de cette maison, 
nous n’avons donc pas à en faire l’éloge ici, mais ce que nous pouvons 
ajouter, c’est que le 1|12 à immension homogène de MM. Bézu et 
Hausser est absolument de qualité supérieure. Nous avons eu main¬ 
tes fois l'occasion de le comparer avec des objectifs similaires allemands, 
anglais ou même américains, et dans tous les cas il s’est montré supé¬ 
rieur par la finesse et la pureté de l’image, comme par l’absence de 
coloration et'de déformation du champ. Nous n'hésitons donc pas à le 
conseiller de préférence à tout autre. 
Le microscope bactériologique de MM. Bézu, Hausser et C*® est, à 
notre avis, ce qui a été fait de mieux dans ce genre. Son prix, avec la 
boîte et tous les petits ustensiles ordinaires, n’est, d’ailleurs, pas très 
élevé (500 fr.), et nous pouvons affirmer que pour ce prix il n’a été fait 
nulle part aussi bien. 
J. P. 
