468 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
Abbe et ScholL après un travail laborieux qui a duré plusieurs années, sont 
parvenus, en se basant surtout sur des recherches spectroscopiques, à résoudre 
les deux problèmes dont nous venons de parler. On doit considérer leur 
découverte comme l’une des plus grandes qu’ait faites l’optique microscopique 
moderne. Les verres nouveaux rendront également de grands services dans la 
construction de tous les instruments de dioptrique. 
La grande disproportion de la dispersion des couleurs, dans les différentes 
parties du spectre propre au flint et au crown ordinaires, a rendu jusque 
maintenant impossible un achromatisme parfait. Dans les meilleurs objec¬ 
tifs, on ne pouvait combiner que deux différentes couleurs du spectre ; il y 
avait divergence entre les autres couleurs ; en d’autres termes, il existait 
toujours des spectres secondaires que l’on ne parvenait pas à éteindre. 
Il restait également, au point de vue de l’aberration sphérique, une sous- 
correction pour la lumière rouge et une sus-correction pour la lumière bleue. 
Dans les objectifs nouveaux les spectres secondaires disparaissent ; il n’existe 
plus que des restes des couleurs des spectres tertiaires. Remarquons que 
ce progrès n'est atteint par aucun objectif construit jusqu'à ce jour. 
Enfin, l’aberration sphérique se corrige pour toutes les couleurs indistinctement. 
De ce que nous venons de voir, il résulte que dans la formation de l’image, 
on obtient une concentration de lumière plus parfaite qu’avec aucun des 
meilleurs objectifs existant actuellement. Dans les nouveaux objectifs, il n’y 
a point de différence de foyer, ni d’aberration sphérique pour les rayons 
chimiques. 
Quels sont les avantages principaux des objectifs nouveaux ? 1° ils supportent 
des grossissements oculaires considérables sans perte de netteté, ni de 
précision dans l’image ; 2° un même objectif donne une grande variété de 
grossissements avec une série d’oculaires ; 3® les couleurs naturelles des objets, 
jusques dans les plus faibles nuances, sont fidèlement rendues dans l’image ; 
4° les différences de foyer pour les diverses couleurs sont ramenées à un môme 
taux; 5® ces différences sont d’ailleurs neutralisées parles oculaires compensa¬ 
teurs ; 6*^ Dans le champ entier l’image apparaît avec les oculaires nouveaux, 
exempte d’aberration chromatique ; 7“ Les aberrations de sphéricité hors l’axe 
sont corrigées parfaitement j^isqu’au bord du champ : ainsi l’image atteint la 
même netteté partout dans le champ, soit dans la zone centrale, soit dans la 
zone marginale. 
' Nous croyons utile de donner le tableau complet des objectifs apochromati- 
ques de Zeiss. 
Ouverture 
Distance focale 
Grossissement 
f 
numérique. 
équivalente 
objectifp. 250““. 
^ 0,30 
24.0* 
10.5 
16.0 
15.5 
Système à sec. < 
1 0,60 
12.0* 
8 0 
21 
31 
i 
' 0,95 
6.0* 
42 
4.0 
63 
Immersion à eau. 
1,25 
2.5 
100 
1 1,30 
3.0 
88 
Immersion homogène. < 
1,40 
2.0 
3.0 
125 
83 
2.0 
125 
* Les trois objectifs dont l’indication de la distance focale est marquée d’un * sont 
exclusivement construits pour le tube do 250 Los autres le sont pour les deux espèces 
de tubes. 
