JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
469 
L’objectif à immersion homogène de 1,40 O. N. et de de distance focale 
que nous avons l’honneur de présenter à la Société, résout avec facilité dans la 
lumière oblique, VAmphipkitra pellucida, et cette résolution a lieu dans toute 
la longueur de la valve. Celte lentille est appelée à rendre de très grands ser¬ 
vices dans les recherches scientifiques ; aussi les laboratoires d’histologie et 
d’anatomie comparée devront-ils, pour rester à la hauteur d’un outillage en 
rapport avec les progrès modernes, faire l’acquisition de ce nouvel objectif. 
Quand à l’objectif à immersion à eau, de 1,25, il peut encore résoudre VAm- 
phipleura dans la lumière oblique. Nous avons comparé cette lentille, quant à 
ses effets de résolutions, avec les homogènes anciens regardés comme excellents, 
tant de Zeiss que d’autres constructeurs, et nous sommes convaincu qu’au point 
de vue de ce pouvoir, le 1,25 à eau atteint ce que donnent ces homogènes ; pour 
les autres qualités nous le trouvons supérieur. 
Le 0,95 O. N., avec 4““. de distance focale (soit la distance focale de l’an¬ 
cien F), est à correction ; c’est un objectif vraiment remarquable et surpassant 
de beaucoup tout ce que nous avons vu jusqu’à ce jour ; il résout encore le Su- 
rirella gemma dans la lumière oblique. Remarquons que 0,95 O. N. correspond 
à un angle de 143® 1/2 dans l’air. 
L’objectif de 0,30 O. N., avei3 une distance focale de 16““., sera utilement 
employé dans les laboratoires comme lentille donnant de faibles grossisse¬ 
ments ; nous l’avons essayé au point de vue de son pouvoir photographique et 
le photogramme que nous avons projeté pendant la séance a été obtenu avec 
cet objectif. La coupe photographiée était colorée au picro-carmin ; la plaque 
employée était de la marque Attout Taillefer. 
Pour se servir des objectifs apochroraatiques, il est nécessaire de faire exac¬ 
tement la correction quand il s’agit du 1,25 et du 0,95 O. N. Il faut également 
ramener le tube à la longueur normale 160““. On a ainsi une « longueur opti¬ 
que » de 180““. objectif et oculaire combinés. 
Les objectifs à immersion à eau n’ont pas d’anneau correcteur ; ils sont 
corrigés pour une épaisseur moyenne de verre de 0““,16. d’épaisseur. Les écarts 
accidentels plus considérables dans l’épaisseur des couvre-objets sont compen¬ 
sés par un léger allongement du tube, si cette épaisseur est plus faible, et par 
un raccourcissement si l’épaisseur est plus forte. Remarquons que l’objectif à 
immersion homogène de 1,40 peut être encore employée avec un couvre-objet 
de 0““,25. 
Oculaires compensateurs 
Jusque dans ces derniers temps les constructeurs ont porté trop peu leur 
attention sur les perfectionnements qu'on pouvait apporter aux oculaires. Abbe 
a réalisé dans la fabrication de ces appareils un progrès immense. Les nou¬ 
veaux oculaires, nommés compensateurs, sont calculés de manière à compenser 
pour l’œil de l’observateur les défauts hors de l’axe dont sont affectés les objec¬ 
tifs ; ces défauts ne pouvaient être autrement supprimés que par l’oculaire per¬ 
fectionné. 
Les oculaires compensateurs produisent des images uniformément exemptes 
d’aberration chromatique ; ils peuvent être employés avec les anciens objectifs 
à grandes ouvertures de n’importe quel constructeur : ceux que nous vous pré¬ 
sentons, le 4, 8, 12, 16 et 18, nous ont donné de belles images avec le F, le K 
et l’ancien 1/18. Avec les objectifs de faibles ou modérées ouvertures, l’image 
est très belle au centre, mais le champ est affecté dans la zone marginale d’un 
liséré irisé. 
