470 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Les oculaires compensateurs sont classés suivant les indications de M. le 
professeur Abbe. Tenant compte de la longueur réelle du tube. IGO mm.'(depuis 
l’origine du pas de vis jusqu’à l’extrémité supérieure du tube laquelle repose 
l’oculaire, la longueur optique du tube, muni d’oculaire et d’objectif, est 
de 180 mm., sauf de petits écarts ; ces conditions étant remplies, l’oculaire 
1 mulliplie une fois le grossissement de l’objectif; on a ainsi l’amplification 
que donnerait l’objectif employé seul ; l’oculaire 2 multiplie deux fois le 
grossissement objectif, le 4, quatre fois, etc.; en d’autres termes, chaque ocu¬ 
laire multiplie le grossissement objectif autant de fois qu’il est indiqué par le 
numéro qu’il porte. 
Si un objectif seul, employé comme loupe, donne un grossissement de 83,3, 
avec l’oculaire n» 12, on aura un grossissement total de 83, 3 x 12 = 1000. 
L'oculaire n° 1, combiné avec un objectif quelconque, fournit le même gros¬ 
sissement que si cet objectif était employé seul ; de même l’oculaire 2 donne deux 
fois ce grossissement; les oculaires 1 et 2 ont été appelés, pour cette raison, ocw- 
laires chercheurs. Ainsi avec l’homogène de 1,40 O. N. et de 3 mm. de foyer, 
on obtient avec l’oculaire 1 un grossissement de 83 diamètres. Les oculaires cher¬ 
cheurs sont employés à trouver sur la préparation les points qui doivent prin¬ 
cipalement fixer notre attention et que l’onveuj, ensuite examiner sous de fortes 
amplifications. Autrefois on employait un objectif faible, puis on faisait usage 
d’une lentille plus forte; cette manœuvre, qui était quelquefois très ennuyeuse, 
avec les homogènes surtout, est maintenant supprimée. On cherche directe¬ 
ment avec un objectif convenable et un oculaire faible, les points à étudier; 
on amplifie l’image ensuite avec les oculaires de travail.. 
Remarquons encore que les oculaires nouveaux jouissent d’un autre avanta¬ 
ge ; le foyer inférieur arrive exactement, quand on le place dans le tube, au 
même niveau pour tous les numéros. Il en résulte que si l’on change d’oculai¬ 
re, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle mise au point. 
Zeiss construit également des oculaires à projection pour la photomicrogra¬ 
phie; ils se composent d’une lentille collectrice* et d’un système de lentilles 
combinées à la manière des objectifs apochromatiques, le tout soigneusement 
corrigé au point de vue des aberrations chromatique et sphérique. La correc¬ 
tion est surtout soignée sous le rapport des aberrations chromatiques secondai¬ 
res et des différences de foyer entre les rayons chimiques et les rayons optiques. 
Deux oculaires sont actuellement construits pour le tube continental ; la 
longeur du tube doit être encore de 160 mm., mais le tirage de la chambre 
peut varier à volonté. 
Dans la prochaine séance de la Société, nous montrerons ces oculaires, 
ainsi que les clichés obtenus avec ces appareils. 
Pour les besoins de l’histologie el| de l’anatomie comparée, nous estimons 
qu’une série d’objectifs comprenant : 
Le 0,60 O. N. avec 8 mm. de foyer. 
Le 0,95 .» » 4 mm. 
Le 1,40 » ■ » 2 mm. 
remplacerait avantageusement les anciennes combinaisons d’objectifs. Il suffi¬ 
rait de trois oculaires, le 4, le 12 et le 18. On aurait ainsi un outillage pou¬ 
vant donner tous les effets optiques nécessaires aux recherches usuelles. Les 
commençants pourraient dans le principe se servir du 0,60 O. N. et du 0,95 
O. N. avec les occulaires 4 et 12. 
M. P. Francotte. 
