JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
507 
MICROTOME A LEVIER (Hansen) 
♦ 
M. Em. Deyrolle construit depuis quelque temps un nouveau 
microlome auquel il vient d’apporter d’importantes modifications qui 
en font un instrument de premier ordre et que nous considérons comme 
devant remplacer dans tous les laboratoires le microtome Thoma. En 
voici la description : 
C’est un microtome à glissement pour le rasoir, à levier pour l'objet. 
Il consiste en une pièce de fonte verticale, portée sur un pied lourd 
également en fonte. Le bord supérieur de cette pièce porte la glissière 
horizontale sur laquelle se meut le bloc ou chariot auquel est fixé le 
rasoir. (Fig. 15). 
Ce rasoir est, d’ailleurs, disposé sur le chariot, grâce à un système 
très simple de vis et d’écrous, de manière à pouvoir prendre toutes les 
directions et toutes les inclinaisons possibles relativement à l’objet, 
positions dans lesquelles il peut être solidement fixé. Remarquons que 
ce dispositif est tout à fait nouveau et ne se retrouve dans aucun autre 
instrument de ce genre. 
L’objet, convenablement préparé, d'ailleurs, enrobé et monté comme 
d’habitude sur un morceau de liège ou de bois, est placé dans la caisse 
rectangulaire que forme la pince et serré, au moyen de deux vis 
latérales entre deux traverses à dents qui constituent les mors de cette 
pince (Fig. 16). Puis, une vis centrale le fixe définitivement par le fond. 
L’objet est ainsi complètement immobilisé. A l’aide de deux vis à 
grosse tète situées sur les côtés et qui impriment à la pince des mou¬ 
vements rectangulaires, on peut l’incliner dans telle position que l'on 
veut pour établir l’orientation de la coupe. Cette orientation obtenue, 
on fixe la pince à l’aide de vis de serrage mues par deux bras de levier 
en acier. Ainsi immobilisé, tout le système peut encore être élevé ou 
abaissé verticalement sur la platine qui le porte. 
C’est cette platine qui va être soulevée maintenant après chaque coup 
du rasoir, d'une quantité exactement connue, fournissant à chaque fois 
une coupe égale en épaisseur à la quantité dont l’objet a été élevé. 
L’élévation verticale de l’objet se fait au moyen d’un levier. Ce levier 
que l’on voit dans la Fig. 15 est disposé de telle sorte que le point 
d’appui, fixé sur la base de l’instrument, le divise en deux bras dont 
l’un est 5 fois plus grand que l’autre. Ainsi, quand s’abaisse d'un milli¬ 
mètre, par exemple, l’extrémité du grand bras, l’extrémité du petit 
bras, dans le mouvement de bascule, ne s'élève que de 1|5 de milli¬ 
mètre. Et, dans ce cas, tout le système de la pince et de l’objet, qui 
