JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
509 
# 
repose sur cette extrémité du petit bras, monte de 1|5 de millimètre. 
Mais le grand bras est actionné par une vis micromôtrique dont le 
pas est de 1|2 millimètre, c’est-à-dire qu’en faisant un tour entier la vis 
descend de li2 millimètre. Sa tête porte un cercle dont la tranche est 
munie de 50 dents. Devant le cercle est une pièce qui s’engage dans les 
dents et qui est munie d’une petite manivelle. On peut ainsi faire tour- 
Fig. 16. — Pince du microtorae à levier 
(vue à plat). 
ner le cercle dent par dent et par conséquent le faire avancer à chaque 
fois de IjbO de tour, ce qui fait baisser la vis du 1)50 de 1|2 milli¬ 
mètre, c’est-à-dire ^ de millimètre. Le petit bras, la pince et Tobjet 
s’élèvent alors d’une quantité 5 fois moindre, c’est-à-dire de 5 ^de mil¬ 
limètre ou 2 [^. En donnant alors un coup de rasoir on obtient des 
coupes de 2 d’épaisseur, ce qui est tout ce qu’on peut désirer pour 
les observations microscopiques les plus délicates. 
L’instrument, comme on le voit, est extrêmement commode, sa cons¬ 
truction est d’une grande solidité, son maniement est très facile et sa 
précision absolue. Il est loin d’en être de même pour le microtome 
Thoma. Ce dernier appareil, en effet, présente un trop grand nombre 
de contacts^ et malgré les précautions prises pour les rendre exacts, il 
arrive très souvent que ceux-ci ne sont pas parfaits ou se dérangent, 
notamment celui qui pousse dans sa glissière le chariot de l’objet, sans 
compter le recul du bloc qui porte la vis micrométrique et le tambour, 
