510 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
bloc qui n est pas toujours assez solidement fixé sur le pied, ce dont 
on ne s’aperçoit quelquefois pas. Dans le microtome à levier, il n’y a 
que deux contacts qui pourraient varier, ceux qui se font à chaque extré¬ 
mité .du levier, mais ils sont forcément parfaits, parce qu’ils se font dans 
le sens vertical et sont maintenus par la pesanteur, à laquelle un ressort 
à boudin vient encore ajouter son effet. 
Ce n’est pas tout. Tel que nous venons de le décrire, le microtome à 
levier fait les coupes à sec. Il peut aussi les faire dans les liquides, sans 
le renversement que l’on sait, si gênant, et auquel, du reste, il nous 
paraît que Ton renonce volontiers. 
Fig. 17. — Cuvette (sans la pince) pour les coupes dans les liquides. 
C’est bien simple : la pince à sec peut s’enlever de son support, et 
à sa place on peut monter une cuvette métallique (fig. 17) dans laquelle 
on fixe une nouvelle pince, analogue à la première, pince à immersion^ 
si l’on veut. La lame du rasoir est coudée à sa base ; on peut la des¬ 
cendre ou monter la cuvette, de manière à ce qu’elle plonge dans le 
liquide (fig. 18.) 
Fig. 18. — Figure théorique représentant la position de la cuvette et du rasoir 
pour les coupes dans les liquides. 
Inutile d’ajouter que la pince à immersion peut être orientée suivant 
toutes les directions dans la cuvette. 
Tel est le modèle du microtome pouvant opérer à sec ou dans les 
liquides, et muni de deux systèmes de pince, que M. Deyrolle 
