JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
511 
appelle Microtome à levier et à cuvette fixe[\). Mais il construit un 
autre modèle, absolument semblable, d’ailleurs, pour le principe et 
le mode d’action, différant un peu pour le système de la pince et de 
la cuvette. Il l’appelle microtome à levier et à cuvette mobile, (Fig. 18.) 
Fig. 19. — Figure théorique du microtome à cuvette mobile. R, rasoir ; C, cu¬ 
vette ; LL, levier ; V, vis micrométrique ; H, manipulateur ; D, vis de pression 
qui fixe la cuvette ; U, cylindre qui porte la pince, soulevé par le levier. 
Il n’y a qu’une pince : elle sert à la fois pour les coupes à sec et 
pour les coupes dans les liquides. La cuvette est mobile ; elle monte 
et descend à volonté. Si l’on veut faire les coupes à sec, on abaisse la 
cuvette, la pince se trouve à sec. Si l’on veut opérer dans un liquide, 
Fig. 20. — Figure théorique montrant le microtome en projection horizontale. 
— R, rasoir, BB, glissières ; P, bloc portant le rasoir ; D, vis de pression 
qui fixe la cuvette ; V, H, vis micrométrique et manipulateur. 
on remonte la cuvette, et on la] fixe, par une vis de pression, dans une 
position telle que la pince et le rasoir soient immergés (2). 
Le microtome à levier Hansen, sous l’un ou. l’autre de ces deux 
modèles, est donc, comme on voit, un instrument complet, répondant 
(1) Son prix, sans rasoir, est do 330 fr. avec les deux pinces et la cuvette# Le rasoir vau 
25 francs. 
(2) Ce modèle, sans rasoir, coûte 300 fr. 
