JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
157 
oculaires, qui font-apparaître le bord du diaphragme fortement coloré en 
rouge jaune, tandis que l’image elle-même, avec les objectifs apochro- 
matiques, reste jusque sur ce bord privée de toute coloration. 
Les objectifs apochromatiques sont d’une construction assez déli¬ 
cate et je recommande d’une manière particulière qu’on les emploie 
avec un tube de la longueur prescrite, laquelle est en général de 
160 millimètres. Il faut, par conséquent, considérer si la division sur 
les tubes du microscope indique sa longueur avec ou sans un raccord 
spécial. Les apochromatiques de ma construction entrent directement 
dans le tube, étant munis du large pas de vis généralement adopté 
[Society screw). Ces objectifs sont désignés par le chiffre de leur lon¬ 
gueur focale équivalente, de même que les oculaires compensateurs, 
lesquels indiquent en outre le chiffre du grossissement qu’ils produi¬ 
sent avec chaque objectif et une longueur donnée du tube (160 milli¬ 
mètres). 
Ce mode de désignation très simple et très rationnel, permet de se 
faire facilement une idée du grossissement obtenu avec une combinai¬ 
son donnée d’objectif et d’oculaire. Ainsi, si l’on a, par exemple, un 
objectif de 2 millimètres de foyer équivalent, et un oculaire compensa¬ 
teur 4, l’agrandissement est donné par la formule : 
250 
Agr. — X 4 — 500 
— la distance de la vision étant 250 millimètres. 
Un objectif de 16 millimètres et un oculaire compensateurs, donne¬ 
raient un grossissement de : 
250 
Agr. = — X 8 — 125 
En un mot, en divisant la distance de la vision distincte par le numéro 
de l’objectif (qui représente la distance focale équivalente) on obtient le 
grossissement donné par l’objectif lui-même. Ce chiffre, multiplié sim¬ 
plement par le numéro de l'oculaire, donne le grossissement total du 
-système optique. ' 
Tels sont les objectifs apochromatiques que je construis depuis trois 
ans et que l’on trouvera toujours tout prêts dans mon établissement. 
F. Koristka. 
Opticien à Milan. 
