170 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
n’exige aucun de ces instruments spéciaux dont le prix est nécessaire¬ 
ment élevé. Cette méthode consiste à plonger le microscope et la 
préparation ci examiner dans un hain d'eau chaude (36° G. à 
39° G.) 
Tel est le principe ; mais pour réaliser l’expérience et obtenir une 
réussite complète, on devra se placer dans certaines conditions qui 
m’ont été révélées par la pratique et que je vais indiquer maintenant. 
Le microscope que l’on destine à ces expériences doit être d’un 
modèle simple, par exemple celui que construisent les opticiens de 
Paris pour choisir la graine de vers à soie par le procédé Pasteur. 
L’examen devant être lait dans l’eau, il faut employer un objectif 
à immersion avec ou sans correction. 
La préparation â étudier est soigneusement bordée à la paraffine, 
afin que l’eau dans laquelle on la placera ne puisse y pénétrer. 
On l’examine d’abord et Ton choisit le point intéressant, comme 
dans une observation microscopique ordinaire. Seulement, il faut avoir 
pris soin de chauffer l’objectif à 40°, à peu près, dans une atmosphère 
sèche. Sans cette précaution, on serait exposé par la suite à voir 
l’image envahie par un brouillard, plus ou moins épais, résultant de 
la formation d’une buée à la surface cachée des lentilles. 
Si cet accident se produisait dans les observations ultérieures, il 
faudrait démonter l’objectif, faire sécher et remettre le tout en place. 
Il faut autant que possible éviter cette manoeuvre, qui est fastidieuse et 
délicate. G’est pour cela que je conseille de chauffer l’objectif. 
k côté du microscope, sur la table de travail, on place un baquet 
de verre à fond plat ayant à peu près 0 m. 12 de hauteur et 0 m. 14 de 
diamètre. On y verse de Teau distillée préalablement bouillie et dont on 
a porté la température à 40°, puis on y plonge le microscope, la prépa¬ 
ration étant maintenue au moyen des valets. 
Il faut que la quantité d’eau soit telle que son niveau s’élève seu¬ 
lement de 1/2 centimètre à 1 centimètre au dessus de la platine. 
Un thermomètre est placé à côté de la préparation. La température 
de l’eau s’est abaissée de 2® ou 3°, parce que les parois du baquet de 
verre et la masse métallique du microscope ont pris une certaine quan¬ 
tité de chaleur, qui variera évidemment suivant leur masse et leur 
température initiale. La préparation histologique et le thermomètre 
étant dans les mêmes conditions, on devra considérer comme exactes 
les indications de celui-ci, si toutefois il a été bien réglé. La tempé¬ 
rature de 37° à 38°, celle que l’on constate lorsque l’équilibre est 
rétabli, convient aux éléments vivants. Elle se maintient assez long¬ 
temps pour qu’il soit possible de faire ainsi de bonnes expériences. 
Mais, si l’observation doit être poursuivie au delà de 8 à 10 minutes, il 
est nécessaire d’ajouter de l’eau chaude et en même temps de conserver 
e même niveau de l’eau dans laquelle le microscope est plongé. 
Gela peut se faire de différentes manières, par exemple au moyen 
