^54 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
régularisant rintensitc de la lumière au moyen d'une résistance 
ajustable D. fixée à la base du microscope. 
Comme la durée des lampes est en raison inverse de la température 
à laquelle elles sont maintenues, il est à désirer que la lumière la plus 
intense qu’elles peuvent donner ne soit employée que pendant un temps 
très court. lors({u’on veut obtenir un effet spécial, comme, par exemple, 
pour la micro-photographie. Si la lampe n’est pas employée aux autres 
moments avec une intensité lurn neuse plus grande qu’il n’est néces¬ 
saire pour obtenir un lumière blanche , et que le courant soit inter¬ 
rompu quand on ne fait pas d'observation , les lampes dureront très 
longtemps. L’expérience a mc'ntré qu’une durée de plus de 2000 heures 
d’une incandescence continue et brillante est fréquemment dépassée 
par les lampes Swan. Il est possible d’obtenir une lumière de 2 1/2 
bougies de la petite surface indiquée plus haut, avec une force électro- 
motrice de 3 1/2 voilas et un courant de 1 1/4 ampères. Elle donnerait 
cependant, à une température convenable, une lumière égale à une 
bougie. 
Pour l’éclairage des objets opaques, la lampe A est attachée, par 
un bras articulé E à un collum isolé a (Fig. 35; qui se visse au-dessus 
de l’objectif. La source de lumière peut tourner autour de l’objet 
pendant qu’on l’observe, de sorte que les fins détails de la surface 
peuvent êlre mis en évidence. En tournant une aiguille à droite, le 
contact s’établit avec un bouton et le courant passe à une autre 
lampe B montée sur une plate-forme adaptée dans la sous-platine et 
douée de mouvements rotatoires et latéraux, de sorte que l’on peut 
obtenir un éclairage direct et oblique sousn’importe quel angle. 
Gomme la source de lumière est presqu’un point et que la lampe 
peut être portée presqu’en contact avec le &lide, on peut obtenir un 
degré d’obliquité des rayons lumineux plus grand que par presque 
toutes les autres métho les ; aussi l’éclairage sur champ noir se produit 
avec une grande beauté, et la plupart des Diatomées montrent des 
couleurs de diffraction d’une extraordinaire splendeur. 
La résolution des test-objets est beaucoup simplifiée; la plupart 
d’entr’eux peuvent être résolus avec la lampe seule, sans aucun 
appareil accessoire. 
* Pour l’emploi avec le polariscope, une troisième lampe G , d’une 
taille un peu plus grande, est placée à la place ordinaire du miroir. 
Gelle-ci exige un élément additionnel pour développer une lumière 
d’environ quatre bougies. 
Gomme la douille de toutes les lampes est construite sur le même 
modèle , il est facile, si l’on a besoin d’une lumière plus grande que 
celle fournie par la petite lampe, de transposer la plus grande à la 
place de l’une des autres , et d’employer toute la force de la pile. Il 
est utile, avec les faibles pouvoirs, de rendre les rayons parallèles 
