JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
247 
prenant une force de 1 1/4 cheval, elle peut donner environ 12 ampères 
et une force électro motrice de 110 volts. 
Quelque soit toutefois l'avantage des machines dynamo-électriques, 
nous ne croyons pas qu’elles se répandent de sitôt parmi les micro¬ 
graphes , tant à cause de l’ennui des installations qu’à cause des frais 
de celles-ci ; nous allons voir d’ailleurs qu’une petite pile bien installée 
suffit pour obtenir tout l’éclairage que nécessite le microscope. 
Le nombre des piles électriques existant aujourd’hui est fort consi¬ 
dérable, mais aucune d’elles n’a* été dépassée jusqu’i(y, surtout pour la 
production de la lumière, par la pile de Bunzen. Toutefois les vapeurs 
d’acide hypo-azotique qu’elle émet, les inconvénients qu’elle présente 
par les ennuis de son montage, sont cause qu’elle ne peut guère être 
utilisée qu’en plein air ou dans un laboratoire, où l'on ne tient pas 
compte des inconvénients dont nous venons de parler. On ne peut 
donc conseiller aux micrographes la pile de Bunsen, telle qu’elle \ été 
arrangée parle chimiste allemand, mais il en existe une modification 
heureuse qui, non seulement supprime à peu piès tous les inconvé¬ 
nients dont nous avons parlé pljs liant mais qui, en outre, permet la 
production de la lumière à un prix bien moindre que par la pile de 
Bunsen ordinaire. 
La pile dont nous parlons ici est celle organisée par M. le marquis 
Tommasi, et qui est fabriquée par la Société unive7'seUe d'électricité 
Tommasi J à Paris. 
Nous avons donné la description complète de cette pile dans notre 
premier travail sur la lumière électrique appliquée au microscope; 
nous renvoyons donc au bulletin de la Société Belge de Microscopie, 
où ce travail a été inséré. 
La pile Tommasi a été supplantée — pour ce qui regarde la micro¬ 
graphie — par la nouvelle pile constante au sulfate de cuivre que 
M. l'ingénieur Émile Reynier a fait connaître au mois d’avril 1882. 
Cette pile demande relativement peu d’entretien, ne donne absolument 
aucune émanation acide et le nombre d’éléments nécessaires pour 
l’éclairage du microscope occupe très peu de place. 
Les éléments Reynier sont des Daniel modifiés à très grande surface. 
Ils sont composés d'un bac rectangulaire, étroit, en cuivre rouge, et 
faisant fonction d’électrode positive. Le zinc (fig. 49, A;, de forme 
rectangulaire, est renfermé dans un vase poreux B, très étroit ; le zinc 
remplit presque entièrement ce vase poreux spécial que M. Reynier 
appelle cloisomiemetit du négatif. Une toile mince C, cousue par 
dessus, protège le papier parchemin. L’emploi de ce sac en toile n'est 
pas absolument nécessaire. 
Pour mettre la pile en fonction on remplit le bac de cuivre aux 3/4 
d’eau pure, et dans le petit panier en rotin, suspendu à la partie 
supérieure, on met environ 200 grammes de sulfate de cuivre et une 
