JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
249 
sulfate. Ce cuivre peut être vendu à un prix assez élevé, ce qui diminue 
notablement le coût de l’éclairage. 
Les éléments Rejnier dont il vient d’être question ont les dimen¬ 
sions suivantes : zinc: longueur, 30 centimètres, largeur, 17 centim.; 
cuve de cuivre : longueur, 0“44, largeur, 0^05, hauteur, 0“22. 
Les constantes sont, pour ce format : 
Force électro-motrice ; 1 07 
Résistance : 0®^"", 14 
Le travail extérieur maximum est égal à 0.2 kilogrammètre par 
seconde. La dépense par 24 heures pour un travail voisin des condi¬ 
tions du maximum est, pratiquement : 
Sulfate de cuivre, 0 k. 200 grammes, 
Zinc, environ 50 grammes, avec une production de cuivre de 45 
grammes environ; notons cependant que l’on n’a guère habituellement 
besoin de mettre autant de sulfate de cuivre ; nous ne mettons généra¬ 
lement que la moitié ou le quart de la quantité que nous venons 
d'indiquer et cela suffit pour le bon fonctionnement pendant la soirée. 
IL — Emmagasinage de l’Électricité. 
L’électricité produite parlapile ou parles machines ne doit pas toujours 
être employée au moment où on l’obtient. On peut l’emmagasiner même 
pendant plusieurs jours dans des piles secondaires ou accumulateurs , 
comme on les nomme actuellement. Ces appareils, imaginés par 
M. Gaston Planté, ont été perfectionnés par de nombreux inventeurs. 
Deux types principaux sont aujourd’hui en présence : 
1. Le type Faure. Les accumulateurs de ce système consistent en 
une pile Planté dont les deux lames de plomb sont enduites d’une 
épaisse couche de minium, séparées, enveloppées de flanelle et 
enroulées sur elles-mêmes. Les lames ainsi préparées sont ensuite 
plongées dans un cylindre de verre, renfermant de l’eau acidulée à 
10 7o d’acide sulfurique et fermé par un couvercle de bois qui ne laisse 
passer que l’extrémité des deux lames. 
Les accumulateurs Faure peuvent emmagasiner une grande quantité 
d’électricité, mais la flanelle ou le feutre ne résistent guère que quelques 
mois à l'eau acidulée et au courant électrique. Ceux de ce système 
que nous avons employés ont été détruits en moins d’un an. 
Dans ces derniers temps on a présenté sous le nom d’accumulateurs 
Faure-Sellon-Volckmare, une modification des accumulateurs Faure, 
lis consistent en lames gauffrées dont les vides sont remplis par une 
pâte de minium ou de litharge. Ces nouveaux accumulateurs paraissent 
