254 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
stries délicates de VAmphipleura et le 19® groupe du test de Nobert 
se voient avec une netteté parfaite. 
M. le professeur Abbe, à qui nous avons fait part du résultat de nos 
recherches, en a trouvé Texplicalion théorique. 11 l’attribue à deux 
causes • 
1. La plus grande blancheur de la lumière. Par suite, la lumière 
renferme plus de rayons bleus et violets. Or, comme il a été démontré, 
par les mensurations faites par M. le Professeur Abbe, dans les divers 
éclairages monochromatiques , que le pouvoir séparateur d’un objectif 
d’une ouverture donnée, croît dans le même rapport que la longueur 
d’onde de la lumière employée diminue, il en résulte que la lumière 
électrique doit montrer plus facilement les détails délicats que la 
lumière jaunâtre du gaz ou des lampes. 
2. L’intensité spécifique de la lumière électrique étant beaucoup 
plus considérable que celle des autres lumières artificielles, on obtient 
un éclairage suffisant avec un pinceau lumineux beaucoup plus étroit 
que celui qu’il faudrait employer pour obtenir la même intensité 
lumineuse avec l’éclairage par le gaz ou par la lumière diffuse 
du jour. 
On peut donc employer des rayons beaucoup plus obliques. 
Pour employer la lumière électrique, nous posons la lampe dans une 
petite caisse dont le couvercle est percé d’une ouverture formée par 
une glace. Le microscope est posé sur la caisse, le miroir ayant été 
préalablement écarté de l’axe ou totalement enlevé. La lumière de 
la lampe est alors concentrée par une lentille piano-convexe et dirigée 
dans le condenseur du microscope. C’est par le maniement de ce 
dernier que nous modifions l’éclairage. 
Pour l’emploi des lampes de M. Stearn J MM. Mawson et Swan 
ont fait établir un microscope spécial dont nous allons donner la 
description. 
Le microscope (fig. 54 ) tout entier est monté sur une platine métal¬ 
lique, les lampes sont fixées d'une manière permanente sur l’instru¬ 
ment, dont les diverses parties métalliques jouent le rôle d’un des 
conducteurs. Ti'ois lampes sont attachées au microscope. La première. 
A, sert à l’éclairage des corps opaques ; elle est attachée au-dessus 
des objectifs par un collier a qui permet la rotation de la lampe en 
même temps que la tige articulée E permet de l'éloigner ou de la rap¬ 
procher de l’objet à éclairer. 
La deuxième lampe, B , est placée dans le substage ; elle peut, en 
glissant dans une coulisse, être poussée latéralement, afin de produire 
’éclairage oblique. 
Enfin, une troisième lampe, C, dont la puissance éclairante est plus 
