582 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Les détails de la construction sont en partie nouveaux et, d’ailleurs, 
très solides et durables. Leur disposition leur permet de recevoir une 
division des cercles sur lesquels l’étau peut tourner. 
Un autre perfectionnement a été inventé par M. Jung. C’est une 
disposition qui règle le mouvement de la vis micrométrique de telle 
manière qu'après un certain nombre de divisions du tambour, un 
ressort enregistre à l’oreille et au doigt de l’opérateur le nombre de 
micromillimètres dont l'objet a été élevé. On peut varier ces intervalles 
dans certaines limites à l'aide d’une pièce comparable à un vernier. 
La construction de cet appareil est certainement très élégante , mais 
les divisions du tambour delà vis micrométrique sont assez grandes et 
assez visibles, même pour un œil faible, pour que, d’après l’opinion du 
professeur Thoma, on ne doive ajouter ces complications que dans des 
conditions toutes spéciales. 
D’autres additions faites par divers opérateurs , n’ont rapport qu’à 
des points secondaires et ne touchent à aucun des principes essentiels 
de la construction. 
Fig. 110. — Pince avec conducteur pour l'objet ( forme adoptée à la station 
. zoologique de Naples). 
Placer directement le spécimen durci entre les mors de l’étau n’est 
généralement pas un procédé favorable et l’on ne peut ainsi obtenir 
des coupes d'une grande délicatesse. Il faut le fixer avec de la gomme 
arabique sur la surlace lisse d’un morceau de liège carré lequel est 
inséré dans l’étau. De cette manière on évite la compression. Une solu¬ 
tion concentrée de gomme est déposée à la surface du liège et le spé¬ 
cimen durci est mouillé pendant quelques moments pour enlever l’alcool 
de la surface ; on peut alors Tajuster sur le liège gommé et le plonger 
de nouveau dans l’alcool. Ce liquide , en quelques heures , aura durci 
la pièce et la gomme et l’on obtiendra une préparation comme dans 
la fig. 111. 
Ces méthodes sont suffisantes pour la grande majorité des cas, et les 
divers tissus animaux et végétaux peuvent être débités en coupes va¬ 
riant , selon leur structure , entre 0““\030 et 0““,005. Quelquefois, 
