598 JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
du plateau forme un carré de 60 centimètres de côté , ce qui permet de placer des 
cuvettes ayant au moins 70 centimètres de large. La partie postérieure est évidée et 
forme un prolongement de 50 centimètres de long sur lequel vient se boulonner un 
arc-boutant destiné à rendre stable la colonne principale.(1), 
Cette colonne principale est une tige verticale, en fer, de 3 centimètres d’épaisseur 
et de 2 m. de longueur, très solide et portant une crémaillère sur laquelle marchent, 
à l’aide de pignons à manivelle, trois écrous portant chacun un cadre en fer, que l’on 
peut ainsi éloigner ou rapprocher les uns des autres. 
Le cadre du milieu porte un objectif photographique (aplanétique de Derogy, 
n° 4) ou un cône de rallonge ; et le cadre supérieur porte une boîte avec 
ouverture latérale à deux volets contenent la glace dépolie avec châssis à négatifs 
ordinaires. 
Ces deux plateaux sont reliés par un soufflet qui peut se développer jusqu’à deux 
mètres. 
En rapprochant ou éloignant ces organes les uns des autres, en les rapprochant 
ou les éloignant de l’objet placé sur le plateau servant de base à l’appareil, on com¬ 
prend que l’on peut reproduire cet objet en le diminuant ou en le grossissant. 
On peut encore grossir par une nouvelle reproduction un premier cliché déjà 
grossi. 
Mais on peut aussi se servir du microscope pour amplifier directement les images. 
Pour cela on place le microscope sur un plateau porté par le troisième cadre mobile 
inférieur. 
La di.sposition du physiographe est telle qu’on peu le placer dans tous les labora¬ 
toire. Le jour que la préparation reçoit d’une fenêtre est suffisant, car le temps 
de pose peut, sauf des cas exceptionnels , être prolongé autant qu’il est nécessaire 
pour impressionner la glace. Toutefois, en disposant l’appareil de telle taçon que le 
soleil qui pénètre dans l’appartement éclaire vivement la préparation , on peut obte¬ 
nir des clichés instantanés. En moyenne, avec le jour de mon laboratoire, et en 
employant les glaces Monckhoven , les seules qui m’aient donné de bons résultats , 
le temps de pose varie entre 15 et 90 secondes suivant l’heure ou l’état du ciel. 
J’ajouterai néanmoins qu’il est indispensable d’ouvrir'la fenêtre. 11 m’est arrivé 
d’obtenir de très beaux clichés en posant trois minutes pendant un moment de 
forte pluie. 
Aiutant qu’on le peut, il vaut mieux ne pas opérer en plein soleil, car les ombres 
s’étendant trop accentuées sur certains organes, les font disparaître, et nuisent ainsi 
à la beauté de l’épreuve, 
On comprendra que je n’insiste pas davantage sur tous ces détails qui sont plutôt 
du ressort de la photographie proprement dite et que chacun pourra modifier sui¬ 
vant l’installation dont il dispose. Quiconque fait de la photographie en sait assez 
long sur ce sujet et la réussite dépend ici des connaissances individuelles que l’on 
peut acquérir, soit par la pratique, soit par l’intermédiaire des ouvrages spéciaux à 
la photographie. 
En résumé, le Physiographe universel permet de reproduire instantanément les 
préparations anatomiques sèches ou disposées dans un liquide et en particulier dans 
l’eau, ce qui e.st un très grand avantage pour les préparations dites extemporanées ; 
son utilité e.st incontestable dans le cours d’une dissection de quelque nature que 
(1) Le manque d’espace nous force à abréger un peu la description de l’appareil de 
M. Donnadieu. 
