<64 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
grande en minéralogie et en géologie. Il est alors devenu nécessaire 
de construire des microscopes spéciaux et nos opticiens s’y sont mis. 
Mais le modèle le plus complet, le mieux compris est certainement 
celui que M. Em. Bertrand , le promoteur du mouvement, a combiné 
pour son usage personnel. C'est celui-là queM. E. Mallard, professeur 
à l'Ecole des Mines , à Paris, place justement en premier rang dans 
son Traité de Cristallographie (1) ; c'est celui-là que M. Trutat, 
conservateur du Musée d’Histoire Naturelle de Toulouse, signale dans 
son Traité du Microscope (2) en regrettant que cet excellent instru¬ 
ment ne soit pas dans le commerce. 
Or, nous venons annoncer que ce desideratum est comblé. Le 
microscope minéralogique est maintenant construit couramment avec 
l'autorisation et les conseils de M. E. Bertrand, par l’une des plus 
célèbres maisons de construction de Paris, l’ancienne maison Hartnack 
et Prazmowski, aujourd’hui dirigée par MM. Bézu, Hausser et C ie . — 
Divers perfectionnements font de ce superbe instrument un microscope 
minéralogique aussi près que possible de la perfection. 
Cet instrument, à inclinaison, repose sur un fort pied en forme de 
fer à cheval. Dans son ensemble , il a 43 centimètres de hauteur. Nous 
disons dans son ensemble, parce que les microscopes destinés à l’étude 
des roches étant tous des microscopes polarisants, cette hauteur 
comprend l’analyseur de l'appareil de polarisation qui se place sur 
l’oculaire. Nous verrons plus loin que le prisme polariseur s’adapte sous 
la platine. 
Le tube, de longueur ordinaire, est sans tirage. Le mouvement 
rapide s’opère par une crémaillère et le mouvement lent par une vis 
de précision , dont le pas est juste d'un cinquième de millimètre. La 
tête de cette vis porte une division permettant, à l’aide d’un index, de 
savoir de combien on a fait tourner la vis et d’apprécier ainsi des 
fractions de 1/50,1/100 de millimètre et même moindres. 
La colonne sur laquelle agit cette vis est montéfe à prisme, ce qui 
assure la fidélité et la permanence du centrage. 
En avant du corps , on trouve une autre crémaillère qui actionne 
un tube intérieur porteur d’une coulisse percée de deux ouvertures ; 
l’une libre, pour laisser passer la lumière parallèle, l'autre munie 
d’une lentille achromatique pour l’usage de la lumière convergente. 
Au-dessous de la fenêtre qui laisse passer cette coulisse et qui est 
assez haute pour permettre la mise au point de la lentille convergente, 
s’en trouve une seconde plus petite destinée à recevoir les lames 
diverses , telles que lames sensibles, quart d’onde, etc. 
Le nez du microscope porte un adapteur à coulisse pour recevoir les 
(1) Traité de Cristallographie géométrique et physique, T. II, p. 281, 416. 
(2) Traité élémentaire du Microscope, p. 216 et suiv. 
