JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
>165 
objectifs, qu’on n’est plus obligé de visser. Le ressort de cet adapteur 
est assez doux pour céder si, par hasard, l’objectif venait à toucher 
la préparation, ce qui évite la rupture ou l’altération des lentilles. 
Il est, de plus, muni de deux vis de réglage à l’aide desquelles on peut 
centrer rigoureusement l’objectif. 
Enfin , sur le côté, le long de la crémaillère du mouvement rapide , 
se trouve une échelle et un vernier permettant de mesurer l’épaisseur 
des préparations. 
f , 
Fig. 10. — Microscope minéralogique de M. Em. Bertrand , construit 
par MM. Bézu, Hausser & G ie (ancienne maison Hartnack et Prazmowski). 
La platine est formée d’un limbe gradué tournant en regard d’un 
vernier fixe. Ce mouvement est donné par une vis qui se trouve sur 
le côté de la platine ; mais comme dans certains cas , ce mouvement 
serait trop lent, une petite clavette permet de désembrayer la vis et 
de faire rapidement tourner le limbe à la main. 
Sur ce limbe se trouve un chariot qui, au moyen de deux boutons 
