262 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
LE MICROSCOPE GRAND MODÈLE 
DE HARTNACK ET PRAZMOWSKI 
( Bèzu, Hausser et C ie , successeurs). 
Le microscope grand modèle de la maison Hartnack et Prazmowski 
est incontestablement un des instruments les plus précis et les plus 
faciles à manier qui existent. Il ne présente pas la multiplicité de vis, 
de coulisses et de leviers que nous trouvons dans bon nombre de 
microscopes étrangers ; vis, coulisses et leviers qui, en somme, rendent 
l'instrument moins maniable, plus fragile et presque impropre au tra¬ 
vail du laboratoire. Nous sommes ici en présence d’un instrument 
sérieux, destiné aux labeurs du cabinet de travail et non aux distrac¬ 
tions et aux amusements du salon ; aussi tout est-il combiné de façon 
à remplir ce but, sans que l’instrument ait à souffrir des expériences 
auxquelles il peut être employé. 
Fixé sur un large et lourd pied en fer à cheval,il peut, sansp erdre de 
sa stabilité, prendre toutes les inclinaisons comprises entre la verticale 
et l’horizontale. 
Le tube qui porte l’appareil optique est divisé en deux parties rentrant 
l’une dans l'autre, ce qui permet de varier les grossissements. Dans 
son plus grand développement, il a une longueur de 22 centimètres, 
réduite à 14 centimètres lorsque la partie mobile du tube est complè¬ 
tement rentrée. 
Le mouvement rapide pour rapprocher l’objectif de la préparation 
se produit à l'aide d’une crémaillère d’une grande précision qui, pour 
éviter tout ballottement, tout décentrage de l'instrument, est fixé sur 
le tube même du microscope. Le mouvement lent, c’est-à-dire celui 
qui sert à la mise au point rigoureux, est obtenu au moyen d’une vis 
dont le pas a exactement 1/5 de millimètre. Elle est mise en mouve¬ 
ment par un bouton molleté qui se trouve au haut de la colonne qui 
supporte le tube. 
La platine est à tourbillon , c’est-à-dire qu’elle peut tourner sur 
elle-même en entraînant l’appareil optique et la préparation tout en les 
laissant toujours dans la même situation relative, ce qui permet 
d'étudier l’objet en observation avec des éclairages variés, sans que 
ces changements le fassent perdre de vue, avantage que ne présentent 
pas les platines munies d'un mouvement de rotation indépendant du 
reste de l'instrument. On comprend facilement qu'avec ces dernières , 
si l'objet ne se trouve pas mathématiquement au centre de l’instru¬ 
ment , ce qui n’arrive presque jamais, il sera entraîné hors du champ 
