JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
365 
INSTRUMENTS 
Hartnack. — Le constructeur allemand renomme, le D r E. Hart- 
nack, anciennement établi à Paris, est allé s’établir à Postdam, près 
Berlin, en 1870, et, tandis que sa réputation allait en croissant en 
Allemagne et en Russie où ses instruments dominent dans les la¬ 
boratoires d’hislologie, on l’oubliait peu à peu de nos côtés, d’au¬ 
tant plus que l’ancienne firme « Hartnack et Prazmowski » était 
devenue « Prazmowski » tout court, les deux associés continuant 
les affaires chacun isolément, et pour son compte personnel, tout 
en restant les meilleurs amis'du monde et en continuant à se com¬ 
muniquer les perfectionnements qu’ils apportaient à leurs appareils 
respectifs. 
M. Hartnack a voulu profiter de l’Exposition d’Anvers pour se 
rappeler à la Belgique où il compte tant de vieux et bons amis parmi 
lesquels nous sommes heureux d’être compté. Nous nous rappele- 
lons avec plaisir que nos premières recherches sérieuses, il y a plus 
de vingt-cinq ans, ont été faites avec un microscope d’Hartnack, et, 
actuellement encore, nous faisons un fréquent usage de ses appa¬ 
reils. M. Hartnack a exposé une série complète de ses microscopes 
et de ses objectifs. 
Ses instruments usuels sont trop connus pour nous y arrêter ; 
nous ne décrirons que quelques appareils nouveaux. 
Le nouveau modèle VIII A, destiné spécialement à l’étude des 
bactéries, est le modèle que le constructeur fournit aux médecins qui 
suivent le cours du I) r Koch. On sait que ce savant donne un cours 
spécial pour les médecins; ce cours dure dix jours, si nous nous 
rappelons bien, le nombre des auditeurs est limité et chacun d’eux 
doit apporter un bon microscope et l’outillage nécessaire pour faire 
les recherches pratiques indiquées par le professeur. 
Le Microscope à bactéries est solide et élégant; il a un mouve¬ 
ment prompt par crémaillère, il possède un condenseur spécial, 
achromatique, à grand angle pouvant s’élever ou descendre par cré¬ 
maillère. Il est habituellement accompagné des systèmes 4, 7 et 8 
à sec et d’un objectif homogène. 
Le Microscope pour la \minéralogie a une platine indépendante, 
pouvant tourner sur son axe; le mouvement rapide se fait par cré¬ 
maillère. 11 a un appareil de polarisation dont l’analyseur se met 
au-dessus de chaque oculaire; possède un goniomètre et est accom¬ 
pagné de lames de quartz et de gypse pour les recherches stauros- 
eopiques. Une disposition spéciale permet le centrage de chaque 
objectif. Ce microscope se vend généralement accompagné des 
objectifs 4, 7 et 9. 
