366 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
Le Microscope photographique est un appareil bien combiné. 11 se 
compose d’une chambre noire à long tirage glissant sur un chariot 
qui, à sa partie antérieure, porte le microscope placé horizontalement. 
Le mouvement lent du microscope porte un bouton denté, dont 
les dents viennent engrener avec celles d’une roue lixée au chariot 
et que l’on peut actionner à l’aide d’un bouton placé à côté du verre 
dépoli. On peut donc à distance agir sur le mouvement lent aussi 
parfaitement que si le microscope était immédiatement sous la 
main de l’observateur. 
lui platine du microscope porte inférieurement un condensateur 
achromatique à grand angle, muni d’un diaphragme iris. 
A l’extrémité du chariot, dans l’axe du microscope se trouve un 
grand miroir, et, entre celui-ci et le microscope, une grande lentille 
condensatrice, mobile dans des rainures, et une cuve contenant une 
solution eupro-ammoniacale permettant de modifier l’éclairage. 
Cette cuve mérite une description particulière : elle est ronde, 
formée d’un double annfeau en ébonite; chacun des anneaux est ter¬ 
miné par une glace à faces parallèles. Les anneaux glissent l’un 
dans l’autre tout en donnant une fermeture hermétique. 11 en ré¬ 
sulte que les glaces peuvent se rapprocher ou s’écarter à volonté de 
façon à donner une couche bleue plus ou moins épaisse. Un petit 
réservoir latéral reçoit ou fournit le liquide excédant. 
M. Hartnack a exposé une série complète de ses objectifs. Tous 
sont excellents; M. Hartnack a suivi, on le voit, les progrès réalisés 
dans l’optique et se range franchement du coté des constructeurs 
qui adoptent les objectifs à grand angle. 
Parmi les objectifs exposés, nous mentionnons spécialement le 
n°6 (1/6® de pouce) qui est un des plus beaux que nous connaissions. 
Tout en ayant une distance frontale suffisante pour tous les tra¬ 
vaux, l’objectif a une ouverture de 0,8-3 et ses corrections chroma- 
tique et sphérique ne laissent rien à désirer. 11 résout parfaitement 
le Ycinheurchia rhomboïdes . 
Les n os 7. <8 et 9 méritent les mêmes éloges et se rangent sous tous les 
rapports près des précédents. Le n°9 a une ouverture numérique de 
0,95. Les objectifs à immersion dans l’eau qui se trouvent à l’Exposi¬ 
tion, ont une ouverture d’environ 1,15, tous sont très beaux et mon¬ 
trent assez bien T A mphi pleura a 
Les homogènes exposés, ont une ouverture numérique analogue, 
les images sont très bonnes; nous trouvons cependant que le n° 3 
(1/2-i® de pouce) tout en montrant bien les bactéries, laisse à désirer 
pour les diatomées. 
M. Hartnack construit ses homogènes à correction quand on veut 
en obtenir le maximum d’effet. Il trouve, comme nous, que la cor¬ 
rection est absolu‘lient nécessaire pour l’étude des diatomées. 
