368 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
plètes et que M. Nachet aura réalisé certaines modifications qu’il se 
propose d’apporter à l’appareil. 
Nous allons examiner maintenant les instruments renfermés, à 
l’exposition, dans la vitrine de M. Nachet. Nous verrons d’abord les 
montures et terminerons par l’examen des objectifs. 
Les montures sont les suivantes : 
1° Un Microscope grand modèle monoculaire et binoculaire avec 
tous ses perfectionnements mécaniques, platine à chariot à divisions 
de repérage en ordonnées et à mouvement de rotation par tour¬ 
billon. Mouvement lent double : 1° à prisme dans la colonne qui 
porte le corps ; 2° à levier à vis line, pour faire monter seulement 
l’objectif, et à ressort pour lui permettre de reculer lorsque la len¬ 
tille frontale vient à toucher la préparation. Les éclairages et 
appareils divers sont portés par une sous-platine fonctionnant à 
l’aide d’un levier. 
Fig. i:>. 
Microscope grand modèle binoculaire de Nachet. 
Le miroir est monté sur articulations et centre de rotation; à cet 
instrument est joint l’appareil binoculaire, distinct et complet par 
lui-même, avec son mouvement d’écartement pour la distance des 
