370 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
et l’objectif placés sous la préparation qui est parfaitement immo¬ 
bilisée sur la platine. Les objets que l’on examine à l’aide de cet 
instrument étant le plus souvent des ferments sur lesquels on doit 
faire passer des courants de gaz. il faut que chaque cellule soit dis¬ 
posée avec des robinets, tubes de caoutchouc, etc., etc., qui empê¬ 
chent de manipuler aisément la préparation ; il faut donc que ce 
soit l’objectif qui parcourre les différents points de la cellule. 
4° Microscope de voyage . nouvellement perfectionné ; c’est le plus 
complet et le plus compact des instruments portatifs ; il est renfermé 
dans une boîte de 13 cent, sur 11 de large et comprend un modèle 
très solide pouvant s’incliner et se dédoubler pour devenir micros¬ 
cope de dissection et d’aquarium. Ce modèle dépasse beaucoup, en 
perfection et en réduction de volume les appareils du même genre 
que l’on voit à l'Exposition. 
5° Microscope de démonstration , à la main, le plus léger et le 
plus simple des instruments jusqu’ici proposés pour les démonstra¬ 
tions dans les cours. L’objet, au lieu d’être appuyé sur la platine, 
est maintenu dessous, par des ressorts, de façon que la surface su¬ 
périeure de la préparation soit toujours au foyer. 
6° Une Loupe-cha rnbre-clairc , permettant de dessiner à des gros¬ 
sissements très faillies et aussi de réduire un dessin et même de 
dessiner un objet placé verticalement. 
7° Microscope de dissection . avec appuie-main démontable à vo¬ 
lonté. 
8° Un Microscope à deux corps , permettant à deux personnes 
d’observer le même objet. Cet appareil est fondé sur le principe du 
microscope binoculaire de M. Nachet. 
9° Une collection,qui serait trop longue à décrire, de microscopes 
de laboratoire, d’étudiant, et d’études, en général, recommandables 
tant par la perfection des mécanismes que par leur bas prix. 
Venons-en maintenant aux objectifs et faisons connaître les ré¬ 
sultats ([ne nous a donnés l’examen de quelques-uns d’entr’eux. 
X° 2 (2 pouces) Excellent objectif pour travailler sous le micros¬ 
cope composé : faire des dissections, des triages de diatomées, etc. 
f : X° ~) (1 'l de pouce). L’ouverture numérique de cet objectif n'est 
([lie 0,6, ce qui correspond à un pouvoir résolvant de 23 lignes par 
centième de millimètre. 11 ne tant donc pas demandera cet objectif 
la résolution de tests difficiles, car ce n’est pas pour cela que sa for¬ 
mule a été combinée; sa limite de bonne résolution s’arrête au Pleu- 
rosigrna Balticum , mais pour les travaux histologiques, de même 
que pour l’étude superficielle, sans cover, des diatomées, cet objectif 
est d'une grande valeur. À un grossissement considérable il joint une 
distance frontale énorme et depuis bien des années nous remployons 
constamment pour les usages que nous venons de mentionner. 
