JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
371 
N° 7 (l/9 e de pouce). Bon objectif, ouverture numérique 0,87. 
La distance frontale est notable, les images nettes. La limite de la 
résolution se trouve au Ycinheurckia rhomboïdes qu’il montre pas¬ 
sablement. 
X° 9. Immersion dans l’eau (1/14 e de pouce, O. N. =1,08) L’ob¬ 
jectif quoique construit spécialement pour les recherches histolo¬ 
giques, et ayant une distance frontale très grande, n’en résout pas 
moins tous les tests ordinaires et montre même, mais en déformant un 
peu l'image, Y Amphipleura pellucida monté dans le medium jaune. 
N° 10. 1 mmersion homogène (1/18® de pouce O. N. = 1,10), objectif 
à 4 lentilles, à correction. La distance frontale est assez grande. Les 
images sont très pures et les tests, y compris Y Amphipleura aussi 
bien à sec que dans les médiums à indice élevé, se résolvent parfai¬ 
tement. Dans la série Nachet c’est cet objectif-ci [qui est spéciale¬ 
ment destiné à l’étude des diatomées difliciles et des bactéries. 
Bézu, Hausser et G ie (rue Bonaparte, à Paris). Ces Messieurs 
sont les successeurs de la maison Prazmowski, qui, elle-même, 
comme on sait, continuait à Paris l’ancienne maison Hartnack et 
Prazmowski. 
MM.Bézu, Hausser et ( V e ont repris cette célèbre maison en 1883, il 
a n'y pas deux ans; mais si leur nom est nouveau dans le commerce, il 
s’en faut qu’eux soient des nouveaux-venus dans l’optique. Ce sont 
en effet les anciens chefs-d’atelier (médaillés comme collaborateurs 
à plusieurs expositions) de la maison Hartnack, à laquelle ils sont 
attachés depuis plus de trente ans, qui ont repris les affaires à la 
mort du savant Prazmowski. 
Ges exposants montrent un bon nombre de leurs modèles. Le plus 
remarquable d’entr'eux est le Microscope minéralogique. 
L’instrument est à inclinaison, à tube sans tirage, le mouvement 
lent est à prisme et le pas d > vis, ayant juste un cinquième de mil¬ 
limètre, est commandé par un bouton molleté divisé, permettant 
d’apprécier l’épaisseur des objets examinés. 
En avant du corps, on trouve une deuxième crémaillère action¬ 
nant un tube intérieur qui porte une coulisse percée de deux ou¬ 
vertures, l’une libre, pour laisser passer la lumière parallèle, l’au¬ 
tre munie d’une lentille achromatique pour l’usage de la lumière 
convergente. 
Au-dessous de la fenêtre qui laisse passer cette coulisse et qui 
est assez haute pour permettre la mise-au-point de la lentille con¬ 
vergente, s’en trouve une seconde plus petite, destinée à recevoir 
les lames diverses, telles que lames sensibles, quart d’onde, etc. 
Le nez du microscope porte un adapteur à coulisse pour recevoir 
les objectifs et est muni de deux vis de réglage qui permettent de 
